— 468 — 
II 
EL MÉTODO DE ESPECTROSCOPIA INTERFERENCIAL DE 
FABRY Y PEROT 
De la exposición que en el capitulo 1 hemos hecho del fe- 
nómeno de Zeeman, dedúcese que éste sólo puede ser ob- 
servado y estudiado con aparatos espectroscópicos cuyo 
poder de resolución sea grande. Las medidas relativas á la 
asimetría de posición de los tripletes son de las que presen- 
tan mayor dificultad; porque el desplazamiento de la com- 
ponente mediana es siempre extraordinariamente pequeño: 
0,04 u. A., aproximadamente, en un campo de 30.000 Gauss 
para la del triplete 5791 u. A. 
Para realizar los estudios de asimetría de tripletes á que 
esta tesis se refiere, me valí del espectroscopio interferencial 
ó patrón de Fabry y Perot. Zeeman fué quien demostró la 
utilidad del patrón en las investigaciones relativas á su fe- 
nómeno, y á dicho sabio débense también los primeros tra- 
bajos que acerca de los tripletes asimétricos se realizaron con 
este aparato. 
Debo, al comenzar este capítulo, ocuparme del modo de 
formación y de las propiedades de los anillos de interferen- 
cia del aparato de Fabry Perot; pero siendo tales anillos 
una modificación de los originados entre dos superficies pla- 
nas y paralelas, más que conveniente, creo indispensable el 
recordar aquí la teoría de semejante clase de franjas. 
Franjas de las láminaz paralelas. 
Sean KL y K'L', MN y M'N,, superficies, todas planas 
y paralelas entre sí, que limitan dos láminas de vidrio. 
Un rayo de luz monocromática, S A, que incida con án- 
gulo í sobre la superficie K L, se refleja parcialmente al lle- 
gar á C, originando dos rayos: uno que camina según CD, 
