— 611 — 
Antes de pasar á ocuparnos en la determinación de cam- 
pos magnéticos, vamos á decir dos palabras de los errores 
originados por los cambios de temperatura que el patrón ex- 
perimenta. 
Supongamos que cada experimento se hiciese obteniendo 
solamente dos fotografías, una con campo y otra sin campo. 
Durante el tiempo necesario para realizar un experimento, 
el espesor del patrón varía á causa de la inconstancia de 
temperatura, y como todo cambio de espesor del patrón 
produce un desplazamiento de los anillos, habrá, por tal 
causa, un error en la determinación de X, y, por tanto, en 
la medida de A, — ho =Ahk,. Es fácil hacer ver que, pres- 
cindiendo del signo, 
AL - X m UX q (31) 
2 
Ahora bien; diferenciando la fórmula fundamental 
SE 
af? 
en que deben considerarse solamente como variables e y Xy, 
resulta 
KM =2e —€ 
y como, llamando K al coeficiente de dilatación lineal de las 
piezas de distancia y (f, —f,) á la variación de tempera- 
tura, de =eK (ft, —f,), se tendrá: 
din =K (4 O A 
Xm 
Substituyendo este valor en la relación (31), obtiénese 
E 8 o 
d(An,) =K%, (1 — sf ) (t, — to). 
