- 173 — 



un modelo práctico de ictiopantógrafo normal, el que sirva para hacer 

 gráficas de peces cuya longitud total esté comprendida entre 10 y 50 cen- 

 tímetros . 



La anchura utilizable puede ser de 30 centímetros y no más, porque 

 no conviene aumentar demasiado las dimensiones del aparato. El que des- 

 cribimos a continuación debe ser, por lo tanto, capaz para copiar direc- 

 tamente, de una vez, ejemplares cuyo contorno lateral pueda ser inscrito 

 en un paral el ógramo de 30 X 50 centímetros. 



Mediante los artificios expuestos al final del capítulo anterior, sirve 

 también este aparato para medir, en dos o más operaciones, peces de 

 tamaño mayor, y para hacer, del mismo modo, gráficas de esos ejem- 

 plares . 



Con el ictiopantógrafo que vamos a describir no se pueden obtener 

 de los ejemplares nada más que reproducciones a tamaño natural o redu- 

 cido. Por esto podría llamarse ictiopantógrafo reductor o normal, para dis- 

 tinguirlo del modelo aplicado a la obtención de gráficas de 10 centímetros 

 de ejemplares de longitud inferior a esa magnitud, aparato que, por fun- 

 cionar ampliando, puede llamarse ictiopantógrafo ampliador. 



El esquema del aparato en conjunto, y el de sus órganos esenciales, 

 es el que representan las figuras 7, 8 y 9. 



Para mejor claridad describiremos, sucesivamente, los distintos órga- 

 nos y piezas del modelo, aplicándoles las denominaciones que se les ha 

 dado en el capítulo correspondiente a la descripción general del aparato, 

 y haciendo, a la vez, mención de las letras utilizadas para distinguirlos en 

 los esquemas indicados, las cuales figurarán entre paréntesis, a continua- 

 ción del nombre de la pieza, en el encabezamiento de la descripción de la 

 misma. La solución mecánica dada a los distintos órganos que describi- 

 mos a continuación puede ser aplicada a los órganos homólogos de los 

 aparatos representados en las figuras 5 y 6, con las modificaciones que 

 requiera la distinta estructura de esos aparatos. 



Base.— Es el plano de sustentación del aparato, y debe ser rígido, fijo 

 y horizontal. 



Para que sea rígido debe ser de hierro, y, con el fin de que no sea ex- 

 cesivamente pesado, debe estar calado en las partes de su superficie que 

 puedan ser suprimidas sin menoscabo de la fortaleza del conjunto, aumen- 

 tándose la solidez por medio de relieves crestas o nerviaciones convenien- 

 temente estudiadas, como suele hacerse frecuentemente con la base o bas- 

 tidor de toda clase de máquinas y aparatos. , 



La horizontalidad y fijeza de posición puede obtenerse por procedi- 

 mientos también corrientes. Para lo primero, la base podrá apoyarse en el 



