— 343 — 



renda de que el registro es fraccionado, puesto que de todo el giro com- 

 pleto del espejo sólo se utiliza el momento del paso de los rayos reflejados 

 sobre la placa, lo que constituye un inconveniente; en cambio, las dimen- 

 siones de la gráfica pueden aumentarse considerablemente, consiguién- 

 dose mucha mayor precisión en la medida. 



Produciendo el giro especular por el desenrroilado o caída de un cor- 

 dón, que soporta un peso que cae, el movimiento uniformemente acelerado 

 del peso determinaría una rotación angular del espejo dada por 



siendo r el radio del collar o garganta del cordón; y al proyectarse el cono 

 luminoso sobre la placa situada a la distancia / produce un desarrollo 

 lineal sobre ella que vale 



2/ 



esto es, que la gráfica aumenta su escala en — , Como esta relación 



puede valer prácticamente 



/:r=50, 



L^rdremos fácilmente una escala 100 veces mayor. 



FJ procedimiento tiene entonces la ventaja de aumentar considerable- 

 mente la precisión con que se puede realizar la medida fundamental de o, 

 y permite aspirar a determinaciones experimentales de g de un valor 

 práctico indudable. 



Así, por ejemplo, con 



/• = 5cm., /==50cni. y T=10-''^ 

 se consiguen intervalos entre dos inflexiones de 



ii = 5cm., A2 = 7,08, A3 = 8,66, ^^=10.,, 

 y el valor de 



o = 0,02 cm. 



puede medirse con la aproximación 



o=:=0,02 ± 4.10-«. 

 Téngase en cuenta que la ecuación [4] se modifica, puesto que sería 



2/ 



