370 



pío, operaba con matraces de 8-21 litros, Rayleigh ha reducido el volumen 

 a 1,8, y Leduc a 2,3 litros; y como Ph. A. Quye ha demostrado que con 

 el empleo de matraces pequeños se alcanza cuando menos la misma exac- 

 titud, se han adoptado los de menor capacidad, cuyo manejo es mucho más 

 fácil y cómodo. Los matraces se llenan simultáneamente en iguales condi- 

 ciones de presión y temperatura para todos; modo operatorio que excluye 

 o hace despreciables los errores accidentales de calibrado, y reduce al 

 mínimo el resultante de la condensación de gas en la superficie interna de 

 los matraces y cuantos puedan provenir de la condensación o depósito 

 sobre la superficie externa de la humedad, del polvo y de compuestos quí- 

 micos, que impurifican la atmósfera de los laboratorios (sales amónicas por 

 ejemplo). Se pesan los matraces, no con un vacío absoluto, sino con una 

 presión gaseosa que varía entre 0,2 y 2 mm.; con lo cual tiénese la proba- 

 bilidad de que la capa gaseosa absorbida por la superficie interna no se 

 altera, al mismo tiempo que se abrevian las manipulaciones, ya que la 

 expulsión de los últimos indicios de gas exige bastante tiempo. 



Descripción del aparato. — La figura 5.° representa el aparato em- 

 pleado, tanto en las determinaciones preliminares como en las definitivas 

 de la densidad del etileno: es enteramente de vidrio soldado, como todos 



FiG. 5 ^ 



los aparatos usados en este género de investigaciones, y lleva buenas lla- 

 ves de Geissler (Bonn), para asegurar un cierre hermético. La llave 7 di- 

 vide el aparato en dos partes: la de la izquierda, destinada a la purifica- 



