— 371 - 



ción física del gas, y la de la derecha comprende los diferentes aparatos 

 de medida. La primera abarca el condensador C, donde se condensa el 

 gas que procede del aparato generador y de la purificación química, un 

 tubo en U en el que se condensa un poco de gas, a través del cual se hace 

 borbotear 1 1 ) el resto del etileno, y que tiene por efecto el desposeerlo de 

 los últimos indicios de alcohol, éter y humedad, que todavía pueden acom 

 pañarle; las ampollas A| y A., sirven para los fraccionamientos definitivos 

 del gas antes de introducirlo en los matraces de pesada. Los dos de reser- 

 va Rj y R.¿, de dos litros de cabida, sirven de gasómetro; las llaves 3, 4, 

 5, 6 y 7. separan las distintas partes del aparato, y las 2 y 9 establecen 

 su comunicación con la trompa de agua. 



Antes de soldar entre sí los diversos fragmentos del aparato, se lavan 

 con la mezcla crómica caliente y se enjuagan varias veces con agua exen- 

 ta de materia or¿ríJnica :2) (no debe emplearse de ningún modo el alcohol 

 o el éter para los lavados, porque pueden dejar, al evaporarse, una pt-lícu- 

 la muy dedada díí ¡nateria orgánica o de grasa, cuya existencia se com- 

 prueba porque el agua moja imperfectamente, facilitando los fenómenos de 

 absorción del gas en las paredes); se secan, después de escurridos, por 

 medio de una corriente de aire seco, se sueldan unos a otros, se engra- 

 san cuidadosamente las llaves, y estíranse a! soplete los tubos de salida 

 de los manónetros. 



Lavado el aparato varias veces con aire, pasado a través de potasa, ácido 

 sulfúrico concentrado y anhídrido fosfórico, se hace e! vacío cenias trompas 

 de agua y de mercurio. Los manómetros se llenan flameándolos con un 

 mechero de Bunsen, y sumergiendo el extremo estirado en el mercurio 

 puro y calentado en una cápsula hasta que produzca vapores en el aire; 

 rompiendo dentro del mercurio la punta del tubo; el llenado se hace auto- 

 máticamente por estar vacío e! tubo. La cantidad de mercurio debe ser tal 

 que pueda conseguirse fácilmente la presión interior de 760 mm. 



Como el ttileno no ataca al mercurio, los manómetros no se aislan con 

 llaves del resto del aparato. Entre el manómetro-barómetro y los matraces 

 de pesada, se intercaló un manómetro compensador C de 75 cm. de altu- 

 ra, lleno hasta la mitad de aceite de parafina, que se calienta previamen- 

 te en el vacío para expulsar el aire y ia humedad que pueda contener. 

 Dada la densidad de este aceite, cualquiera variación de la presión, por 

 pequeña que sea, la acusa en seguida el manómetro; siendo la relación de 



(1) Véase E. Moles, loe. cit. 



(2) E. Moles, loe. cit. 



