- 372 - 



13 5 

 densidades del mercurio al aceite de parafina ' = 16,9, la seiisibili- 



dad del aparato resulta muy grande (1 ). El diámetro interior de los tubos 

 empleados en las canalizaciones era de 6 a 8 mm., porque la experiencia 

 enseña que, con los tubos capilares empleados para reducir el espacio 

 muerto, resulta sumamente difícil la expulsión con la trompa de las últimas 

 porciones gas, probablemente debido a su peso y adherencia. 



Grasa de llaves. — Travers (2) recomienda una mezcla de parafina, 

 vaselina y caucho, que es la utilizada en general para este género de in- 

 vestigaciones sobre los gases, y es la que hemos empleado. El etileno no 

 tiene la menor acción sobre ella, ¡o que hace posible su empleo. 



Trompas. — Una trompa de agua a presión, unida a las canalizaciones 

 del apáralo por intermedio de un tubo desecante de cloruro de calcio, y 

 una trompa de mercurio modelo Sprengel sencillo, con un cuerpo de unos 

 800 c. c. de capacidad, enlazada a las canalizaciones por intermedio de un 

 tubo de anhídrido fosfórico y maniobrada a mano, fueron las empleadas 

 para hacer el vacío en el aparato. 



Matraces calibrados .—Los tres que se emplearon habían sido ya uti- 

 lizados en medidas de densidades gaseosas, por lo cual nos limitaremos a 

 consignar que eran de buen vidrio de Turingia, sin burbujas ni pliegues 

 en las paredes, de uno a dos mm. de espesor, para hacer despreciable la 

 contracción por el vacío; los cuellos estirados al soplete junto a la base, 

 llevan soldada una buena llave de Geissier con el tubo capilar no más lar- 

 go de 7 a 8 cm., cuyo extremo libre va provisto de varios ensanchamien- 

 tos, que facilitan el sujetarlo al resto del aparato. Luego de lavados con 

 la mezcla crómica caliente, actuando cosa de veinticuatro horas, y enjua- 

 gados varias veces con agua destilada, exenta de materia orgánica, y eS' 

 curridos y bien secos, se procedió a su calibrado, pesando sucesivamente 

 el matraz vacío de aire y luego lleno de agua a C, destilada y hervida; el 

 llenado se hace empleando un aparato que impide todo contacto con el 

 aire (3). Las pesadas se efectuaron en una balanza técnica sensible 

 a + 0,01 gr., lo que ahorra hacer un vacío muy grande en los matraces, 

 puesto que el peso del aire residual que deja una buena trompa de agua 

 no influye en los centigramos. La diferencia entre ambas pesadas, da la 

 capacidad absoluta del matraz, porque las dos correcciones necesarias— re- 

 ducción de las pesas utilizLadas al vacío, y diferencia de densidad del agua 



(1) Moles, loe. cit. 



(1) Travers. Exp. Untersuchung ven Gasen. 



(2) Véase E. Moles, loe cit. 



