— 374 — 



que pudiera ocasionar el abrir y cerrar la puerta. Se ha practicado siempre 

 la doble pesada a carga constante, para evitar los errores debidos a po- 

 sibles defectos de la balanza (desigualdad de brazos, normal o producida 

 por el calentamiento). 



Pesas. — Para los calibrados se empleó una serie de pesos dorados, y 

 para las pesadas del gas una colección de pesas de precisión, comprobada 

 por nosotros, fabricadas ambas por la casa Scholl, de Ginebra. 



La correspondencia entre las dos colecciones se estableció comparan- 

 do dos pesas de 10 grs. de cada una de ellas, hallando una diferencia de 

 0,00016 grs. (o sea de 1,6 X 10"), que corresponde a un error despre- 

 ciable; en efecto, como el peso del litro del gas se expresa hasta fa cuar- 

 ta decimal solamente, y la corrección indicada sólo alcanzaría la quinta 

 decimal, el resultado aparece inalterable. 



Manómetros.— Y^ara contrastar las presiones de cierre y las residua- 

 les, es decir, sólo como instrumento auxiliar, se ha empleado el manóme- 

 tro de aire libre Mi de unos 90 cms. de altura y 15 mm. de diámetro; lleva 

 una escala de vidrio graduada en milímetros, fabricada por la Sociedad 

 Ginebrina de Instrumentos de Física (1), que permite efectuar con facili- 

 dad lecturas al ^/^o de mm. 



El manómetro-barómetro utilizado es del modelo usado en el Labora- 

 torio de Química Física de la Universidad de Ginebra, modificado por 

 A. Germán (2) y completado por E. Moles (3), quien lo ha dotado de un 

 sistema de llaves que permite arreglar en todo momento el aparato sin 

 desmontarlo, como en el caso de que, por un accidente cualquiera, penetre 

 aire en la cámara barométrica. Su funcionamiento, modo de llenarlo, etc., 

 puede verse con detalle en la Memoria que acaba de citarse. Lleva delan- 

 te, igualmente que el manómetro auxiliar, una escala de vidrio graduada 

 en milímetros, y con él se leen las presiones de cierre y residual. No se 

 ha empleado el vacuómetro de Mac Leod para leer la presión residual, 

 porque, además de que las investigaciones de Ramsay y Young (4) han 

 demostrado que las indicaciones del vacuómetro, funcionando con aire o 

 anhídrido carbónico, son falsas para las presiones inferiores a 1 mm.; para 

 que sus indicaciones puedan aceptarse es preciso graduarlo por compara- 



(1) Este modelo, corriente en el Laboratorio Quye, ha sido graduado con 

 la garantía de mm. para la exactitud de la división milimétrica. 



(2) Loe. cit. 



(3) Loe. cit. 



(4) Phil. Mag. (5) 38. 307. 1894. 



