377 — 



FiG. 6. 



manómetro auxiliar. Mientras se practican estas manipulaciones, las llaves 

 de comunicación con el manómetro de aceite han de estar cerradas. El ba- 

 rómetro-manómetro M.¿ regúlase del modo siguiente: se baja la bola de ni- 

 vel teniendo cerradas las llaves 17 y 18 (fig. 6.'*); ciérrase esta última y 

 se sube en seguida la bola hasta que las diferencias de nivel entre ambas 

 ramas del barómetro sea de 760 a 770 mm. Ciérrase ahora la llave 17, y se 

 abren con gran cuidado las 

 del manómetro compensa- 

 dor, dejando entrar etileno 

 en una rama y aire seco en 

 la otra. Maniobrando la bola 

 .de nivel se establece el 

 equilibrio aproximado entre 

 las dos ramas del compensa- 

 dor C, y abriendo con cui- 

 dado la llave 18 se logra 

 obtener el equilibrio perfec- 

 to. En cada lectura de la 

 presión anótase la tempera- 

 tura indicada por dos termo- 

 uietros, colocados, uno en 



la parte superior, y otro en la inferior del barómetro. Si los matraces han 

 estado una hora en hielo antes de llenarlos de gas, el equilibrio de tempe- 

 ratura se consigue rápidamente en su interior. En el compensador se 

 observa al principio el ligero desnivel de uno a dos milímetros, que baja 

 pronto a unas décimas, debido a pequeños cambios de la temperatura 

 exterior que influyen sobre el gas de las canalizaciones. Establecido el 

 equilibrio entre ambas ramas del compensador, se dejan todavía los ma- 

 traces unos cincuenta o sesenta minutos dentro del hielo, y durante este 

 tiempo se hacen varias series de lecturas de presión y temperatura toman- 

 do la media. Se cierran las llaves, se saca el hielo, se separan los matra- 

 ces del aparato, y después de lavados y enjugados como queda dicho, se 

 dejan en el armario de la balanza para hacer la pesada el día siguiente. 



Resultados.— k\ comienzo de estos experimentos se practicó una se- 

 rie de medidas que puede ser considerada como preliminar. En ella, la pre- 

 sión auxiliar se leyó sobre el manómetro auxiliar, porque el barómetro no 

 estaba aún unido al aparato. Además, por un accidente ocurrido, la serie 

 sólo comprende dos valores. 



Para las medidas definitivas efectuadas, según los métodos en uso, en 

 el laboratorio de Química Física de la Universidad de Ginebra (con las 



Rf.v. Alad, de Ciencias.— XVII.— Enero-febrero-marzo, 1919. 24 



