— 494 — 



Excepción de un breve trabajo publicado por un ingeniero español, 

 pensionado por nuestro Gobierno para hacer estudios con el profesor 

 Dutoit en Lausana, sobre el estudio de volumetrías enológicas, y en el 

 cual no se consigna dato experimental alguno, ni constituye variación en 

 los métodos clásicos del profesor Dutoit, nada hay que nosotros conoz- 

 camos publicado en España sobre la aplicación de los métodos reométri- 

 cos analíticos. 



Nuestro propósito al trabajar en el asunto, fué el comparar este méto- 

 do con el volumétrico usual y juzgar de las ventajas que ofrece en la prác- 

 tica corriente. 



Cierto es que, correcciones complicadas, de carácter puramente teóri- 

 co, puede establecer la posición de puntos mínimos o máximos relaciona- 

 dos con la concentración de los electrólitos disueltos, pero también es evi- 

 dente que tales correcciones, por su mismo carácter no aplicables a la 

 práctica usual. 



A continuación exponemos todos los casos por nosotros estudiados, 

 con los comentarios correspondientes, deduciendo su conveniencia y ope- 

 rando con diversas disoluciones de electrólitos en el mayor número de ca- 

 sos diferentes. 



II 



PARTE EXPERIMENTAL 



Siendo uno de nuestros objetos el estudiar comparativamente y en las 

 mismas condiciones los métodos volumétricos ordinarios y los reométricos 

 para juzgar de las ventajas prácticas de éstos en los distintos casos estu- 

 diados, hemos realizado paralelamente la volumetría ordinaria con la de- 

 terminación de la curva de conductibilidad correspondiente. Omitimos 

 cuanto se refiera a aquélla, así como también las preparaciones de líqui- 

 quidos valorados, reactivos indicadores, comprobación y corrección del 

 material empleado, etc., pues, además de ser estos detalles bien conoci- 

 dos, darían mucha extensión a la presente Memoria. 



Se han hecho las determinaciones reométricas siguiendo el método de 

 Kohlrausch. El puente ha sido corregido previamente, y los electrodos pla- 

 tinados, etc. Las determinaciones reométricas se han hecho a la tempera- 

 tura ordinaria, operando siempre con igual volumen de electrólito. A con- 

 tinuación consignamos los resultados numéricos obtenidos y su interpreta- 



