— 2 — 

 e da lui denominata guanto volumetrico mantiene le qualità che 

 resero apprezzato il congegno dei due fisiologi francesi, cioè la 

 generalità e la rapidità dell'applicazione, il facile maneggio; e 

 allontana il dubbio del disturbo meccanico sulla pelle e sull'area 

 capillare. Se vuoisi, a somiglianza di altri apparecchi del genere, 

 non è che l'antico manicotto di Francois-Franck, colla guttaperca 

 al luogo del vetro e l'aria al posto del liquido; o meglio una 

 scarpa aeropletismografica del Mosso, foggiata per la mano. 



A differenza che nel primitivo apparecchio di Fran(jois-Franck, 

 il battito del tronco arterioso radiale non si trasmette al mezzo 

 ambiente insieme al polso capillare ; il limite inferiore del guantone 

 cade al disopra dell'articolazione carpo-metacarpea e il contorno 

 dell'apertura aderisce ermeticamente alla mano, senza compressione 

 veruna, mercè mastice da vetrai reso soffice da vaselina (fig. 1). 



Fig. 1. — 11 guanto volumetrico — Patrizi. 



Una regione meno angusta di quella che è abbracciata dall' ap- 

 parecchio Hallion-Comte è compresa nel guanto, ciò che permette 

 una bella dimensione di tracciati e un maggiore agio a cogliervi 

 tenui dififerenze. 



L'apparecchio può venire in un minuto applicato su altri o 

 su stesso. Al dott. A. Casarini, per le esperienze più sotto citate, 

 fu possibile sottomettei'e ad osservazione pressoché una centuria di 

 individui in breve spazio di tempo. Volendo, ad esempio, condurre 



