— 144 — 



Ampiezza. — Essa indica di quanto si dilata e si restringe il 

 torace nelle respirazioni. Si capisce quindi facilmente come da 

 essa si ottengano dei dati utili per la fisiologia e patologia del 

 •respiro; da essa cioè possiamo apprendere, con una certa appros- 

 simazione, la quantità d' aria di respirazione. Ecco come ne av- 

 viene la registrazione nei tre quadranti ( Vegg. fig. I ). 



L' arco DEF ingrana colla ruota V che ne segue per ciò i 

 movimenti di va e vieni. Per mezzo della molla v ad ogni re- 

 spirazione essa muove la ruota Z che comunica all' esterno col- 

 r indice del relativo quadrante. Questo è diviso, come già dissi, 

 in 100 parti, ed ogni parte è un millimetro d' ampiezza di respi- 

 razione. Pel resto le cose sono disposte come nella frequenza. 

 Cosi, se il primo quadrante segna, per es., 35, il secondo 4, il 

 terzo 8, vorrà dire che l' ampiezza totale risultante dalle 4276 re- 

 spirazioni segnate dall' apparecchio è di 8435 millimetri. 



Dividendo 1' ampiezza totale mm. 8435 per 2476 respirazioni 

 si ottengono mm. 3,41 d' ampiezza media. 



Per applicare il pneumo-aritmoscopio all' uomo in piedi, se- 

 duto coricato, si attacca un gancio ad un occhiello dell' ahito sul 

 petto o suir addome ; vi si appende il piatto e su questo si fissa 

 r apparecchio. Poscia si gira la catenella attorno al torace o all' ad- 

 dome e se ne agganciano i capi ai due occhielli dell'apparecchio 

 in modo che abbia una leggera tensione e l' apparecchio sia un 

 po' aperto ; si fissa l' indice lungo e leggero al pernio NO come 

 pure si rimettono a zero gli indici di tutti i quadranti, notando 

 contemporaneamente le ore e i minuti segnati dall' orologio. Cosi 

 r esperienza è cominciata e può durare per parecchie ore od anche 

 una notte intera. 



Per le osservazioni sull' uomo, non sarebbe neppure indi- 

 spensabile il piatto fissatore: il corpo del pneumo-aritmoscopio, 

 agganciato naturalmente alla catenella che circonda il torso, può 

 adagiarsi sulla superfìcie sternale del soggetto d' esperienza e vo- 

 lendo, esser tenuto nascosto sotto la giacca abbottonata. 



Al cavallo od agli altri animali, il pneumo - aritmoscopio si 

 applica col piatto fissatore nel modo anzidescritto, colla differenza 

 che per fermare il piatto fissatore si usa una fascia elastica gi- 

 rante attorno al torace o all' addome e che s' aggancia al piatto 

 stesso negli appositi fori. 



