121 



VI. -- Estudio comparativo de los instrumentos 

 más usados en Sismología. 



Por Manuel-M."" S. Navarro (S. J.) 



Al presentarse una agitación de suficiente intensidad se 

 mueven las varillas que soportan entrambos péndulos, ce- 

 rrándose el circuito, con lo que se para el reloj, etc., regis- 

 trando la hora del movimiento. 



Es también bastante sensible el sismoscopio Cancani (*), 

 compuesto de siete péndulos invertidos con periodos dife- 

 rentes, y terminados por pequeñas hélices, cuyos extremos, 

 al moverse éstas, tocan los radios de un círculo de platino 

 colocado encima, cerrándose así el circuito (**). 



Si se desease gran rapidez en la inscripción de dos velo- 

 cidades desde el principio de los movimientos del sismo, 

 y, forzosamente, por lo tanto, al menor barosismo, cambio 

 de temperatura, sobre todo, algo brusco, etc., pudiera ensa- 

 yarse el sismocopio de doble péndulo, también del mismo 

 Dr. G. Agamennone, instrumento que, como ya lo indica su 

 inventor, pudiera servir de péndulo fotográfico tipo Milne ó 

 Von Rebeur con algunas modificaciones y los aditamentos 

 indispensables. 



Consta su segundo modelo de un péndulo horizontal (***) 



(*) Sismoscopio ad effeto múltiplo, ibid IV (1898), págs. 68-70. 



(**) Precio, 45 liras; constructor el mismo Fascianelli. 



(***) G. Agamennone.— Sopra un sismoscopio destiiíato ai ierre- 

 moti lontani. Boíl. S. S. I. pp. 267-277, fig. 2. 



Con un Omori de 106 kilogramos de masa construido en Cartuja 

 (Granada), se obtenían por este procedimiento, practicado muy á la 

 ligera, aumentos de 70 y más veces, aunque la paja procedía por 

 saltos. 



