~ 126 - 



algo de sensibilidad ficticia al instrumento; pero teniendo 

 varios, esto no es inconveniente, porque puede utilizarse 

 una componente, la N S, con él, y la otra, la que suele dar 

 mayores amplitudes á igualdad de circunstancias, la EW, 

 sin él, ó sólo con uno bastante débil. Sin embargo, aun 

 teniendo uno sólo, debe usarse de preferencia á sacrificar 

 á algún movimiento más registrado como un vestigio, el tener 

 buenos gráficos de continuo. 



Alguna vez, sin embargo, pueden apreciarse en los de pén- 

 dulos de período muy corto, cual ocurre con los Vicentini, 

 los distintos períodos de las diferentes partes de un sismo; 

 lo afirma el P. José Algué, S. J., Director del Observatorio 

 de Manila y del Weaiher Bureau, de Filipinas (*), y el he- 

 cho lo hemos podido comprobar con los gráficos correspon- 

 dientes á los grandes terremotos de Colombia y de San 

 Francisco de California, obtenidos con el Vicentini de Cartu- 

 ja, comparados con los del de Manila; pero esto es debido, 

 por una parte, á la enorme diferencia entre el ritmo de los 

 movimientos de la tierra durante la porción principal y aun 

 final de un sismo y al propio del instrumento, y por otra, á 

 funcionar el aparato multiplicador un tanto á la manera de 

 amortiguador. Esto no implica que, según se deduce del 

 Boletín del Instituto de Física de Padua, hoy trate el Profesor 

 Vicentini de proveer de un aparato de amortiguamiento á su 

 péndulo universal. 



Otro factor, en algunos casos nada despreciable, y que 

 precisa tener en cuenta, es el coste anual, tanto de material 

 gráfico, como de vigilancia, limpieza, etc. 



Respecto de lo último, los péndulos ligeros y el Vicentini 

 con los demás verticales son muy superiores á los horizon- 

 tales pesados, de los cuales algunos tipos, como los Stiattesi, 



(*) Bulletin, for April, 1906, pág. 84.— Consúltese el Bolletino de 

 Padua también. 



