- 140 - 



En cuanto á los aparatos para el registro de la componente 

 vertical en los terremotos algo lejanos^ todavía faltan datos 

 y pruebas que permitan recomendar determinado modelo. El 

 de 160 kilogramos, del Profesor E. Wiechert, que vimos en 

 el Haya, nos pareció muy bien construido y susceptible de 

 dar excelentes resultados. El gran modelo de 1.300 kilogra- 

 mos demostró su excelencia en los terremotos del 16-17 de 

 Agosto de 1906, permitiendo percibir los primeros movi- 

 mientos preliminares del terremoto de Valparaíso sobrepues- 

 tos en plena porción principal del de las islas Aleutianas; 

 no ha mucho su mismo inventor pensaba modificarlo (*). 



Respecto de la ingeniosa componente vertical del microsis- 

 mógrafo Vicehtini, es menester decir que ni de la lectura del 

 Bolletino del mismo inventor resulta muy recomendable. 

 Se advierte con demasiada frecuencia la seca frase Nessuna 

 traccia, y lo mismo, conforme era de esperar, ocurre á los 

 demás instrumentos. Son muy poco 45 ó 50 kilogramos 

 para dominar los variados rozamientos de su aparato multi- 

 plicador. Serían precisos, á lo menos, 100 ó 150 kilogramos 

 para que pudiese resistir 100 veces de aumento externo, y 

 con todo representarían, á lo sumo, un péndulo simple de 

 35 á 38 metros de longitud total, á pesar del considerable 

 aumento citado. 



Sin embargo, alguna vez puede prestar buenos servicios, 

 aun en terremotos de lejano epicentro. Por ejemplo, en el 

 gráfico del de Cartuja, cuya parte inscriptora se acaba de 

 construir en el mismo Observatorio, referente á los dos te- 

 rribles terremotos del 21 de Septiembre de 1907, que tantas 

 víctimas han causado en el Turkestán ruso, se observan á 

 primera vista sus movimientos preliminares sin la menor 

 confusión, advirtiendo que de los segundos apenas registró 

 indicios la componente EW áe los Stiattesi, y nada la NS. 



También es cierto que la máxima amplitud aparente en la 



(*) Hauptstationenfür Erdbebenforscfiung... S. 629. 



