^ 142 - 



Mainka ídem, y aun los Vicentini. Como componente vertical 

 pudiera utilizarse la de 160 kilogramos del Profesor Wiechert, 

 y aun para los sismos próximos, la del Profesor Vicentini, pro- 

 vista de un mecanismo de amortiguamiento, y de otras mo- 

 dificaciones. 



De esta suerte podrían obtenerse períodos de 2,4^ á 4 ó 6^ 

 (Vicentini, Wiechert ó Mainka, pequeño modelo); para los 

 sismos muy cercanos, 20 á 60^ (Stiattesi, Mainka, Omori), 

 para los lejanos, y de 12 á 15^ para el instrumento universal. 

 En cuanto á las componentes verticales, habría que conten- 

 tarse con 6^ como máximum con los Wiechert y 1,2% ó poco 

 más, con los Vicentini. 



La combinación preferida del Profesor Omori, consiste 

 en un péndulo largo, de 60^ ó más de período, como base; 

 otro de 15^ para registrar los movimientos rápidos, y un par 

 de péndulos fotográficos de considerable aumento con pe- 

 ríodos, uno de 3 ó 4^ y el otro de unos 20^, para que ac- 

 tuasen de sismoscopios registradores, todos sin amortigua- 

 miento alguno (*). 



El Profesor Wiechert emplea en su célebre Instituto, de 

 Gotinga, para los terremotos cercanos, su colosal péndulo 

 de 17.000 kilogramos con 1,2 ^ de período; para el resto el 

 de 1.200 kilogramos, hoy tan extendido, y con 12 á 15% y 

 para el estudio particular de las ondas lentas otro de 100 ki- 

 logramos con sólo 10 veces de aumento externo, de período 

 superior á un minuto. De componente vertical emplea la 

 suya de 1.300 kilogramos, 7^ de período máximo útil y 

 160 veces de aumento (**), factor que en manera alguna se 

 ha de olvidar en la elección de instrumentos. 



Conforme se vé, estas combinaciones son análogas á la 

 propuesta antes, debida al Profesor Rudolph, quien tuvo la 



(*) Report... Publications, núm. 23, Tokyo 1907, pp. 5-6. 

 (**) Haupstation für Erdbébenforschung in Gottingen... Beitraege 

 zur Geophysik, VIH Bd. 3 u. 4 Hft. SS 627-629. 



