- Í43- 



bondad de indicárnosla al escribirnos acerca de las reformas 

 proyectadas en esta estación sismológica de Cartuja: sólo la 

 hemos modificado ligeramente con el fin de generalizarla. 



Si se quisiese una combinación más económica y también 

 completa, pudiera adoptarse el pequeño péndulo astático de 

 Wiechert, atendiendo al moderado precio y gran aumento 

 externo, unidos á su buen mecanismo de amortiguamiento, 

 período bastante razonable (de 4 á 10^ el modelo de 80 ki- 

 logramos de masa y hasta 15Mos de 125 y 200 kilogramos), 

 con más un par de péndulos horizontales, destinados espe- 

 cialmente á registrar los telesismos. Si fuesen buenos, y 

 sobre todo, si se les añadiese un instrumento para la 

 componente vertical, resultaría una instalación de primer 

 orden. 



Queriendo montar un solo sismógrafo, creemos hoy pre- 

 ferible el de Wiechert. 



Un par de aparatos Omori-Bosch, asociados á un micro- 

 sismógrafo de tres componentes Vicentini, constituirían una 

 aceptable combinación, aunque más cara é inferior á un pén- 

 dulo invertido y una componente vertical Wiechert, y aun á 

 un Wiechert siquiera de solo 125 kilogramos. 



Últimamente, en vista de su excesiva baratura, y de que 

 dan algunas veces resultados estimables, los péndulos Gra- 

 blovitz pudieran servir para las estaciones de tercera clase, 

 sobre todo proveyéndolos de un sencillo amortiguador y de 

 pluma bien equilibrada. 



Guando llegue el día, ya no lejano, en que por parte de 

 todos se preste á la Sismología el apoyo decidido que su 

 utilidad merece, la mayoría de sus actuales instrumentos se 

 conservarán sólo como glorioso recuerdo de los descubri- 

 mientos que con ellos realizaron sus inventores, mejor que 

 por la utilidad futura de sus gráficos. Las masas colosales, 

 los aumentos enormes, los potentes focos luminosos, los edi- 

 ficios expresamente construidos al abrigo de toda perturba- 

 ción se imponen ahora, si se aspira á que la moderna Sis- 



