- 308 — 



tubos de las dos barras no se vacian casi nunca simultánea- 

 mente, se asegura la imposibilidad de una derivación. Las 

 extremidades correspondientes á los embudos comunican 

 con (a^ a 2), de suerte que el sentido de la circulación del 

 agua era opuesto al graduante de temperatura engendrado por 

 el baño caliente á lo largo de las barras, con lo cual se ase- 

 guraba un enfriamiento de las mismas más perfecto. D repre- 

 senta' la cuba destinada á recoger el agua de los sifones be. 

 También con el fin de eliminar los efectos determinados 

 por las fuerzas electromotrices termoeléctricas, hemos em- 

 pleado una llave de Griffiths L, y un conmutador C en el 

 brazo de la pila A. 



Como tal utilizamos un acumulador «Tudor» en serie con 

 un reostato p, que nos servía para graduar la corriente total 

 en el puente. Así, antes de lograr un equilibrio aproxima- 

 do p era muy grande, disminuyendo paulatinamente, hasta 

 que, manteniendo L cerrado durante un tiempo mayor que el 

 necesario para apreciar el equilibrio, se notaban cambios que 



podían achacarse á calen- 

 tamientos ó fuerzas electro- 

 motrices termoeléctricas en- 

 gendradas por la corriente. 

 El galvanómetro utilizado 

 es del tipo Broca, construido 

 P,g„pg 3 por «The Cambridge Se. Ins- 



trument Co.», con dos bobi- 

 nas de 2 10 aproximadamente en derivación, de suerte que la 

 resistencia es del mismo orden que cada uno de los brazos 

 del puente. Colocado á unos tres metros de la mesa de tra- 

 bajo, el equilibrio del sistema móvil le determinamos me- 

 diante la observación por un anteojo de la imagen formada 

 por el espejo, del filamento rectilíneo de una lámpara eléc- 

 trica. Cuando era necesaria una gran precisión, utilizamos 

 para el último ajuste la imagen engendrada por los rayos 

 que sufrían una doble reflexión entre el espejo £* (fig. 3) y 



