— 309 — 



el vidrio plano V que cubre la caja donde se mueven las 

 agujas. 



La resistencia variable R la hemos tomado siempre de 

 una caja de precisión «Carpentier» en décadas, construida 

 con manganina; empleando una derivación sencilla siempre 

 que era posible, y caso contrario doble y á veces triple, para 

 cuyo fin utilizamos las resistencias que forman los brazos de 

 proporción, cuando la caja se monta en puente. 



En casi todos los ensayos definitivos, únicos cuyos resul- 

 tados transcribiremos aquí, hemos estudiado las muestras de 

 hilo de tres en tres, de suerte que en cada determinación 

 hemos de cambiar la posición de P y P'. Estos cambios 

 siempre pueden determinar errores en las medidas ejecuta- 

 das, por variación en las resistencias de los contactos, no 

 obstante hacerse éstos con mercurio. Tales errores, aunque 

 pequeños, existen realmente y son apreciables, según puede 

 reconocerse indirectamente por la comparación de las dife- 

 rencias entre los números observados y los calculados en 

 los dos ejemplos siguientes, que corresponden á cambios 

 con la temperatura de las conductancias para las muestras 

 números 2 y 11, de las cuales la primera permaneció inva- 

 riablemente ligada á las barras durante toda la operación, 

 mientras la segunda fué estudiada simultáneamente con 

 otras dos. 



Muestra núm. 2 = ^»/x — 1907. 

 Ct => .995694 [ 1 - .O4292 (í - 15) + .OeST (f - 15 )2]. 



Temp. C. obs. C. cal. A 



