- 312 — 



fuera del baño, y la corrección correspondiente seguramente 

 puede ir afectada de un error que alcance algunas décimas 

 de grado, para las temperaturas elevadas. 



Como habíamos de emplear para medir las temperaturas 

 con este par la curva trazada con los números suministrados 

 por el National Laboratory, quisimos cerciorarnos de que 

 nuestro montaje no había modificado la fuerza electromotriz 

 del par, introduciendo otras parásitas, ó derivaciones que en- 

 gendraran idénticos efectos externos. Con este fin hemos 

 comparado repetidamente, y en épocas diferentes, los nú- 

 meros suministrados por aquella curva y por la observación 

 directa, para temperaturas comprendidas por entre 50 y 100''. 

 Una de estas series la transcribimos por vía de ejemplo: 



♦ 



I 



23-IX-1908 



T Temp. soldadura fría 



T Temp. soldadura ca 

 líente 



E-p. F. E. tomada so- 

 bre la curva para T 



E-p F. E. tomada sobre 

 la curva para T 



AE = E-p — Epi 



V Lectura del voltíme 

 tro........... 



Error = V — AE 



21,0 



101,0 



84 



4,20 

 3,36 



3,21 

 -.15 



De este cuadro, como de sus análogos no transcritos, re- 

 sulta un incremento de la diferencia V—^E á medida que su 

 temperatura crece. Tal hecho pudiera achacarse á alguna de 

 las dos causas citadas arriba, pero dista mucho de ser evi- 

 dente, tanto más si se tiene en cuenta que hemos observado 

 una disminución de la desviación del voltímetro con el tiem- 

 po cuando ambos baños se mantenían á temperatura cons- 

 tante durante muchas horas, debiendo advertir que el cir- 

 cuito únicamente permaneció cerrado el tiempo necesario 

 par^ ejecutar la lectura. 



