- 895 — 



acidez intensa del reactivo, pero reaparece, coloreando el lí- 

 quido, al diluir con agua hasta 100 c. c: en consecuencia, mo- 

 difica el matiz y tiende á originar números algo cortos para 

 el clorato. Así, una mezcla de clorato con igual peso de áci- 

 do picrico ha dado para aquél 0,00185 gr. en lugar de 

 0,00200 gr. Se evita el error diluyuendo, en este caso parti- 

 cular, con una mezcla previa de 4 vol. de ácido clorhídrico 

 de 1, 12 y un vol. de agua, en lugar de agua pura que he pro- 

 puesto para el caso general. 



LI. — Vatímetros integradores. 



Por José Ruiz-Castizo. 



I. — Principios fundamentales. 



Consideremos una bobina cilindrica B de arrollamiento 

 uniforme, teóricamente indefinida, recorrida por una co- 

 rriente eléctrica; sabemos que en su interior se produce un 

 campo magnético uniforme paralelo al eje de la bobina. Ima- 

 ginemos que en este campo se sitúa otra bobina b giratoria 

 alrededor de un eje perpendicular al suyo polar y á la direc- 

 ción de dicho campo, por la cual circule otra corriente; 

 sabemos también que la acción del campo sobre este siste- 

 ma móvil equivale á un par, que tiende á situar el eje polar 

 dé b en la dirección del campo, y que es proporciona) á 

 //' sen ct, donde / é /' son las intensidades de las corrientes 

 y a el ángulo, formado por ambas direcciones. 



Pues bien: si una de estas corrientes es la principal, cuyo 

 trabajo queremos medir, de intensidad /, y la otra es una 

 derivada que salva el circuito de trabajo, como la intensidad 



