- 1013 - 



LVIL— Nuevo modelo de grisümetro (*). 



Por Enrique Hauser. 



El grisúmetro que voy á describir ha sido imaginado con 

 elfin de poder disponer, á la vez, de un aparato portátil, ba- 

 rato y tan exacto ó más que los grisúmetros corrientemente 

 empleados en los laboratorios. 



Para simplificar, evitando el empleo de soporte especial y 

 tubos de caucho, he suprimido en mi grisúmetro el tubo de 

 nivel, usado para ajustar la presión del gas, que se regula 

 ahora por la altura del agua de la cuba que le sirve de en- 

 volvente; he suprimido también el empleo del mercurio, y 

 queriendo evitar la disolución de una parte del ácido car- 

 bónico en el agua que contiene el grisúmetro, hago que se 

 queme solamente el volumen del gas, siempre constante, que 

 queda comprendido entre dos llaves en la cámara de com- 

 bustión y fuera del contacto del agua, dejando además una 

 columna de gas no quemado entre los productos de la com- 

 bustión y aquel líquido, en el momento de hacer la lectura. 



Consiste el instrumento (fig. 1) en un tubo-depósito, para 

 toma de muestras de gases, con dos llaves bien esmerila- 

 das, 1, 2, el cual se prolonga en cada extremo por un 

 tubo graduado (en Vio de ce. hasta 6 ce. para el modelo de 

 50 ce). La graduación de los tubos debe ocuparla misma 

 longitud en ambos; la del tubo inferior sirve para medir el 

 volumen de la contracción y para fijar la altura de la carga 

 de agua, combinando su graduación con la del tubo supe- 



(*) Comunicación leída en la Sección de Metalurgia y Explosivos 

 del Congreso Internacional de Química aplicada de Londres. — 

 Mayo, 1909. 



