— 1017 — 



tan exactas como las obtenidas con los grisúmetros más 

 complicados, y en menos tiempo que hace falta para des- 

 cribirlo; además, si los dos tubos que lo terminan son de 

 diferente diámetro, se dispone entonces de un grisúmetro 

 con dos sensibilidades. 



Cabe juzgar de la exactitud que es posible alcanzar con 

 el empleo de este aparato, comparando algunos de los re- 

 sultados obtenidos, que expongo á continuación. 



Hidrógeno en el oxigeno electrolítico. 2.090/0—2.140/0—2.14% 

 Metano \ ^^^ '^ bureta Le Chateüer. 4 01 —3.96 —0.401 —O 39& 

 ■ i Pormi grisúmetro 3.94 —3.94 —0.395 —0.395 



En la determinación del oxígeno en el hidrógeno electro- 

 lítico, los resultados obtenidos son enteramente compara- 

 bles entre sí, 1.66 % — 1-68 %; 0.72 7o - 0.74 «/o; mas 

 para que tales resultados representen el contenido real en 

 oxígeno, es menester eliminar primeramente el ácido carbó- 

 nico que el hidrógeno pueda contener, porque, como es 

 sabido, mediante la acción del platino incandescente se pro- 

 duce la reducción del ácido carbónico á óxido, con una 

 contracción igual á su propio volumen, según la ecuación 

 C O2 + -^2 = CO -f //g O y entonces el valor del oxígeno 

 no será de O = V3 Cont, sino O = Vs (Cont — CO2). Ert 

 este caso particular el empleo del grisúmetro no tiene ven- 

 taja sobre los otros métodos. 



(Laboratorio de Investigaciones Científicas de la Escuela de Minas de Madrid.) 



Rbv. Acad. Ciencias.— VII.— Junio, 1909. 69 - 



