- 331 - 



XVI.— Aparato de medición para análisis de gases. 



por Enrique Hauser 



El aparato que vamos a describir, destinado a efectuar las 

 medidas necesarias en el análisis de los gases operando a 

 presión constante, sólo tiene modificaciones de detalle so- 

 bre los ya conocidos, con las ventajas, sin embargo, aparte 

 de su fácil manejo, de permitir operar con un volumen de 

 gas relativamente grande (unos 150 cm. 3 ), de carecer en 

 absoluto de espacio perjudicial y de estar el gas que se tra- 

 ta de analizar constantemente saturado de vapor de agua; 

 condiciones que, reunidas, permiten alcanzar una gran exac- 

 titud en los análisis, razón por la cual me he decidido a pu- 

 blicar la descripción de este aparato, a pesar de que, como 

 he dicho, las novedades que le caracterizan sólo son de de- 

 talle. 



Descripción del aparato.— Consta éste, como en los apa- 

 ratos Hempel, de una bureta de vidrio C, destinada a con- 

 tener el gas que se va a medir, la cual se prolonga por su 

 parte inferior en un tubo T de 1 cm. 2 de sección, dividido 

 de a 100 en cm. 3 y décimas de ce; el volumen de la bu- 

 reta, cuidadosamente contrastado, resulta contener de a 

 150 ce. un volumen real de 150,12 ce. (1). Dicho tubo está 

 conectado, por su parte inferior, por medio de un grueso 

 tubo de caucho desulfurado K, con otro paralelo a él T ', 

 provisto de un ensanchamiento E; el tubo T puede man- 

 tenerse más o menos alto mediante la cremallera Cr y el 

 estribo 5. Un tornillo / permite hacer con lentitud pequeños 



(1) Pudiera sustituirse esta bureta por otra más apropiada á un 

 estudio determinado. 



