est — 
lana. Galvagni applicando il termometro a mercurio con serbatoio 
piatto per l’ esplorazione delle temperature locali, avrebbe verifi- 
cato che a seconda del modo di compressione del bulbo sulla parte, 
la colonna mercuriale cambiava sensibilmente di altezza; e ciò in 
causa della elasticità del vetro costituente il serbatoio. Ovviarono 
a questo inconveniente con un sistema semplicissimo il Montefusco 
e Bifulco nelle loro ricerche sulla termometria locale nel vajuolo (1). 
Meno difettoso, come asserisce qualcuno, pare che sia il ter- 
mometrografo di Gallois, il quale serve a dare la curva di va- 
riazione della temperatura di una regione del corpo durante’ un 
certo tempo. Il termometrografo di Gallois è costruito sul principio 
dei tubi metallici a sezione lenticolare, pieni di alcool compresso, 
e .ripiegati o assialmente o longitudinalmente su loro, che vennero 
proposti la prima volta da Bourdon, il quale tentò di applicare 
questo sistema ai termometri registratori di Montsouris a Parigi 
intorno al 1872. Di questo principio fecero uso i fratelli Richard 
nella costruzione del termometrografo generalmente conosciuto ed 
adoperato. 
Che il serbatoio termometrico di rame pieno di alcool com- 
presso, corrisponda per precisione (quando sia accuratamente stu- 
diato) e per prontezza, non vi è dubbio; solo converebbe accer- 
tare questo fatto: se cioè applicando un serbatoio termometrico 
coperto da uno strato di cotone o di lana, sopra una regione 
del corpo dell’ uomo, non avvenga che la temperatura di detta 
regione (quantunque alterata per la mancanza di evaporazione ) 
si mantenga alterata sempre nel medesimo modo, ossia con 
differenza costante rispetto alla temperatura che la stessa regione 
avrebbe se non fosse protetta. Solo dopo accertato questo fatto si 
potrebbe concludere che la curva della temperatura del termome- 
trografo applicato alla regione determinata, dà, con differenza co- 
stante, l’ andamento della variazione della temperatura di quella 
regione col tempo. 
Il termometrografo Gallois, deve essere senza dubbio un ot- 
timo indicatore della variazione della temperatura, quando si tratti 
di applicarlo a regioni chiuse e che possono contenere l’intero 
serbatoio, come ad esempio nel retto, nella bocca o sotto 1’ ascella. 
Altro metodo per esplorare la temperatura di una regione su- 
perficiale del corpo dell’ uomo è quello delle coppie termoelettriche. 
(1) A. MontErusco e F. BrruLco — Ricerche sulla termometria locale nel 
vajuolo — Estr. dal Giorn. Intern. delle Scienze Mediche. Anno IX, 1887. 
Pie At Et Micart 
