Ù 
: 
La 
nh 
ì 
7 
x 
È 
SII Sg 
à - 
VOS IORO VESTI, ATENE a VIRAL 
RETTO i SO 
SURE MRC 
o enni 
Il Gavarret propose a questo scopo dei dischi termoelettrici da 
applicarsi sulla pelle; parecchi altri tentarono di modificare questi 
apparecchi, ma senza ottenere nulla di preciso e di pratico. 
Il Supino (1) è forse quello che diede la migliore disposizione 
all’ apparecchio termoelettrico che trova preferibile a qualsiasi altro 
per le seguenti ragioni: 
1) L'esplorazione della temperatura a mezzo delle pile ter- 
moelettriche si fa con la massima rapidità. 
2) L'apparecchio è di tale sensibilità da permettere di ap- 
prezzare facilmente il decimo e più di grado. 
3) La saldatura dei due differenti metalli, presentando una 
estensione molto più piccola del bulbo di un termometro, riesce 
facilissimo mettere in rilievo differenze di temperature per punti 
molto vièini del corpo umano. 
4) È possibile di leggere la temperatura senza sospendere 
l'applicazione delle pinze, talchè si seguono le variazioni termo- 
metriche senza incomodo per l’ osservatore e per il paziente. 
Infine i risultati che si ottengono, sono più esatti di quelli che 
somministrano gli altri termometri per il fatto che la porzione della 
pinza che deve venire riscaldata è così limitata che tutta quanta as- 
sume la temperatura del punto che si esplora. L'apparecchio del Su- 
pino è un doppio termoelemento agente in senso opposto, ossia consiste 
in due fili metallici eterogenei saldati soltanto alle due estremità; 
dall’una A dall’altra B di queste due estremità si sviluppano due 
forze elettromotrici agenti in senso opposto; così che non ha luogo 
corrente per il circuito quando le due saldature sono ad eguali 
temperature, ed ha luogo invece la corrente elettrica in un senso 
od in senso opposto quando le due saldature non sono ad uguale 
temperatura. 
I metalli che il Supino adopera per la costruzione della dup- 
plice coppia sono l’ argentana ed il rame. Al filo di argentana 
che ha il diametro di 5/,, di mm. dà la lunghezza di due metri. 
Il resto del circuito viene completato da un filo di rame nel quale 
sta inserito un galvanometro ed un tasto interrutore. La gradua- 
zione dell’ apparecchio si fa nel modo seguente: 
Si pongono a due temperature diverse, in recipienti d’ acqua, 
della quale si può misurare la temperatura, le saldature A e B 
(1) RarraeLE Supino — Le esplorazioni della temperatura locale a 
mezzo delle pile termoelettriche — Il Laboratorio. Archivio dell’ Istru- 
mentario Scientifico. Anno I, Numero I, Novembre 1904. 
