i 
L 
È 
” 
baite ua 
ai ir 
MP TITTI RE EE IT VA A 
E gf 
una descrizione del ponte di Wheatstone, ma stimo più opportuno, 
per schiarimenti completi, consigliare il lettore a consultare: 
A. ed F. BATTELLI; Lrattato pratico per le misure e ricerche 
elettriche, parag. 528, pag. 733 e seg. 
Il Callendar costrui il suo apparecchio nel modo seguente: 
Prese un filo di platino lungo 5 centimetri e di 0,025. mm. 
di diametro, la resistenza elettrica del quale a 0° era di 8 Ohms. 
Avvolse questo filo arrotolato con una lamina di mica di esilis- 
simo spessore e di superficie uguale a 3 mm.? Alle sue estremità 
erano saldati due elettrodi di rame. Il peso totale dell’appa- 
recchio era di circa 4 milligrammi. Questo apparecchio veniva in- 
tercalato ad uno dei bracci d’ un ponte di Wheatstone, mentre: 
sull’ altro braccio si trovava un filo uguale al precedente, per evi- 
tare le variazioni di resistenza nel secondo braccio dipendente 
dalla temperatura ambiente. Oggi questa precauzione riesce inu- 
tile, essendo le cassette di resistenza costruite con manganina, la 
resistenza elettrica della quale si può ritenere che non varii pra- 
ticamente al variare della temperatura (1). Il Callendar dice di 
ottenere in tal modo il ‘/s300 0 il !/;00oo di grado. Il bolometro rap- 
presenta. l’ apparecchio ricevitore del calore, mentre il galvano- 
metro con le sue deviazioni serve di apparecchio misuratore. Cal- 
lendar adunque stimava il grado di temperatura al quale arri 
vava il filo bolometrico dalla deviazione che subiva il galvanometro 
applicato al ponte, ma questo metodo presenta vari inconvenienti. 
Se si fa uso di un galvanometro ad ago astatico oppure a 
semplice sbarra magnetica, una data deviazione angolare difficil- 
mente corrisponde per lungo tempo alla stessa variazione di tem- 
peratura; se si fa invece uso di un galvanometro aperiodico De- 
prez-D’ Arsonval, allora entra in giuoco l’ elasticità di torsione del 
filo metallico di sospensione e della molla di stiramento posta sotto 
all’ equipaggio e si può dire che si ha a che fare con un appa- 
recchio che cambia facilmente nella posizione di equilibrio e nel 
grado di sensibilità. Inoltre le deviazioni galvanometriche non 
possono che somministrare l’ aumento di temperatura del filo ‘bo- 
lometrico sopra la temperatura che essa aveva all’inizio delle 
esperienze e che dovrà essere riprodotta tratto tratto mediante 
un apposito congegno termometrico. 
(1) Veggasi a questo proposito a pag. 225 della terza edizione ( Ber- 
lino 1905) dell’opera dei Sigg. Lanport e BornstEIN, Physikalisch-Chemi- 
sche Tabellen. i 
