a E 
ponte di Weatstone. Per fissare poi il bolometro della fig. 1 per un 
tempo abbastanza lungo sopra una data regione del corpo, per 
potere all’ occasione studiare le variazioni di temperatura che ay- 
venivano in detta regione in seguito ad un lavoro fatto eseguire 
dai muscoli sottostanti, ho fatto costruire un altro supporto, ri- 
dotto all'incirca alla sola parte inferiore del manubrio delle 
figure 3 e 4, come è indicato nelle figure 5 e 6. Le v e v sono 
due viti di pressione che stringono il disco di ebanite del bolo- 
metro e mettono questo in comunicazione elettrica coi due semi- 
anelli metallici e coi due serrafili indicati nella fig. 5. I due ganci 
metallici GG, innestati nel supporto sono tenuti elettricamente 
separati dai due semianelli A e B; e mediante una cinta elastica 
che attornia una parte del corpo (braccio, testa ecc.), la striscia 
bolometrica resta applicata continuamente alla regione sulla quale 
si vuole sperimentare. 
4 Per graduare il bolometro, al fine di avere le temperature 
i corrispondenti alle sue resistenze, ad un recipiente cilindrico PPP 
i ho fatto costruire un coperchio QQQ (fig. 7) sul genere di quello 
che copre il calorimetro a ghiaccio di Lavoisier et Laplace, con la 
differenza che nel centro di esso sta saldato un cilindro cavo rien- 
trante, lungo cent. 7; il vaso era profondo cent. 19. Nel cilindro 
rientrante veniva posto il manubrio unito al bolometro, che era 
protetto da sottile carta di seta paraffinata. Lateralmente e vicini 
È al bolometro stavano due termometri di vetro normale di Jena co- 
struiti da Lenoir et Forster, confrontati prima con un termometro 
campione da 20° a 50°. Il manubrio dalla metà in su era circon- 
4 dato da ovatta; il coperchio del vaso era pure coperto da ovatta, 
ed anche lateralmente il vaso era protetto da ovatta per uno spes- 
i 
a 
5 
È 
td 
TI 
sore di circa 3 centimetri. Per mezzo di un foro praticato late- 
b ralmente sul coperchio che era tenuto fisso al vaso cilindrico, po- 
| nevo nel vaso, fino quasi a toccare la parete superiore del coper- 
chio dell’acqua a 50° circa di temperatura ed abbandonavo l’ ap- 
parecchio a sè. L’ abbassamento di temperatura di tutto il sistema 
è lentissimo; così che è possibile seguire con tutto comodo la va-. 
riazione di temperatura e di stimare questa quando è esattamente 
a 45° a 40° a 35° a 30° ed a 25°. Corrispondentemente a queste 
temperature riduceva il galvanometro unito al ponte a zero rego- 
lando opportunamente la resistenza. Prima di intraprendere l’ esame 
del bolometro, conviene accertarsi della resistenza dei conduttori 
i esterni del bolometro, la quale deve essere sempre piccola. Nel caso 
A presente era di Ohms 0,052. 
È. 
D 
Eee RZ 
