e ge 
Come galvanometro mi servi una bussola di Weber, costruita 
dalla casa Rumkorff di Parigi, ad ago pesante e con ammorzatore 
delle oscillazioni. La scala con cannocchiale di ingrandimento 
8 circa era distante metri 1,20. Si leggeva al cannocchiale 
uno spostamento della scala di 2,5 divisioni circa (di 2 mm. ognuna) 
per la variazione di 0,1 di Ohm quando era introdotto il bolo- 
wetro nei rami del ponte. Questi mantenuti a temperatura co- 
stante, erano messi in rapporto da 1:10 per modo che la varia- 
zione di un Ohm nel bolometro corrispondeva a 10 Ohms nel 
ramo di compensazione del ponte. 
Citerò prima la media delle numerose osservazioni eseguite 
sul bolometro I costruito con foglia d’ alluminio. 
Temperatura Resistenza in Ohms Differenza per 5° centig. 
45° 20,602 0,422 
40° 20,180 0,407 
35° 19,772 0,395 
30° 19,377 0,382 
259 18,995 
Riporterò ora la media delle osservazioni eseguite sul bolo- 
metro II costruito con foglia di stagnola (1): 
temperatura Resistenza in Ohms Differenza per 5° centig. 
45° 31,662 0,572 
40° 31,090 0,567 
39° 30,522 0,565 
30° 29,957 0,562 
25° 29,395 
La variazione di resistenza per un grado di temperatura è 
in media 0,080 di Ohm per il bolometro I e di 0,113 per il ho- 
lometro II. Il ponte disposto come era, permetteva 1’ approssima- 
zione di 0,001 di Ohm, per conseguenza l’ apparecchio permette 
di avere la temperatura del filo bolometrico con la approssima- 
zione di 0,01 di grado. 
Valendomi di questi dati ho tracciato sopra una carta milli- 
metrata l’ andamento della poligonale indicante i gradi di tempe- 
ratura in funzione della resistenza del filo bolometrico. I gradi 
(1) Dopo un anno ebbi occasione di dover controllare di nuovo il 
bolometro di stagnola. Constatai che durante quel tempo non aveva su- 
bita la minima alterazione. 
