Dr. ARDUINO FERRETTI 
UN NUOVO CAUTERIO 
Il mio cauterio, come il cauterio Paquelin, si fouda sulla 
proprietà che ha il platino, riscaldato ad una certa temperatura, 
di diventare incandescente in presenza di una corrente di aria 
carburata con vapori di benzina. 
Come risulta dalla fotografia, esso si compone di una piccola. 
soffieria collegata per mezzo di un tubo di gomma all’ estremità di 
un cilindro metallico cavo contenente la benzina che funziona da 
carburatore costante e che serve anche da manico dell’apparecchio; 
all'altra estremità è avvitato un tubo pure di metallo, smontabile. 
in due pezzi, leggermente ricurvo verso il suo estremo libero che 
termina con una punta di platino. 
Tenendo presenti gli inconvenienti della cauterizzazione tra- 
scorrente, ed i grandi vantaggi che ha su di essa quella « punti, 
ho creduto bene di adottare come tipo unico la punta conica a 
base molto stretta. Si potrà quindi dare anche il fuoco penetrante 
ottenendo così un’ azione più intensa e profonda senza determinare 
la caduta della pelle e senza lasciare traccie facilmente visibili 
come spesso accade usando il metodo della cauterizzazione a 
righe o trascorrente. ) 
Tuttavia i chirurghi che preferiscono la cauterizzazione tra- 
scorrente applicheranno al mio cauterio una delle comuni punte 
Paquelin a forma piatta. 
