cadi E i Neo 
passaggio almeno due minuti; un discreto contatore a secondi 
deve per la stessa temperatura fornire dei numeri che possono 
differire solo per una frazione di secondo; il tappo superiore a 
foro laterale è necessario per impedire, con l’ assorbimento, la 
rientrata di bollicine di aria che fermandosi agli estremi della 
capillare, arresterebbero o modificherebbero l’ osservazione; 
2.° sì può, riempito il tubo esterno e il viscosimetro di 
liquido fino ad un’altezza fissa, porre in comunicazione l’ estre- 
mità superiore del viscosimetro con un’apparecchio di compres- 
sione, che può essere una delle usuali palle forate per burette, 
vuotare il viscosimetro, notando poi il tempo necessario perchè 
il liquido risalendo occupi lo spazio compreso tra due tratti scelti 
opportunamente. In ambo i casi è conveviente di servirsi per la 
osservazione di un cannocchiale; si evitano gli errori di parallasse 
e le variazioni brusche di temperatura. 
Il primo metodo è necessario quando si Spb a disposizione 
quantità limitate di liquido; nelle condizioni accennate con un 
viscosimetro lungo 18 c. e un centimetro di diametro, 20 ce. di 
liquido sono sufficienti per un esperienza; con 60 ce. se ne pos- 
sono ripetere il numero che si desidera. In questo modo però 
è indispensabile che tutto .l’apparecchio sia difeso dalle variazioni 
di temperatura, sia immergendolo in un vaso più grande sia fis- 
sandolo in uno degli usuali recipienti per i serpentini refri- 
geranti, i 
Il secondo metodo è preferibile quando si abbia almeno 300 cc. 
di liquido e le osservazioni potendosi ripetere con multa rapidità, 
a meno che nou vi sia una notevole differenza tra la temperatura 
voluta e quella ambiente, non è strettamente necessario un se- 
condo recipiente esterno protettore; inoltre per una stessa lun- 
ghezza di tubo il liquido per rientrare impiega un tempo mag- 
giore, ciò che da una maggiore approssimazione al rapporto tra 
il tempo impiegato dall'acqua, che si assume per termine di con- 
fronto, e quello impiegato dal liquido del quale si vuol conoscere 
la viscosità. 
Questo apparecchio come tutti i suoi consimili, reca seco alcune 
cause d’inesattezza; indipendentemente dalla temperatura che deve 
essere determinata con la massima cura, potendo un errore di un 
grado condurre a numeri differenti oltre al limite di tolleranza 
per simili ricerche, non si è mai perfettamente sicuri che la ca- 
pillare per la quale deve effluire il liquido si trovi realmente nelle 
stesse condizioni superficiali; la possibilità poi che un bruscolo 
