250 — 



plaque noircie en s'opposant au rayonnement lateral de cette 

 plaque et en évitant les pertes de chaleur que ce rayonne- 

 ment pourrait déterminer. 



En réglant la vitesse d'écoulement de fagon que la diffé- 

 rence entre les deux thermométres reste constante et en pe- 

 sant l'eau recueillie pendant la durée de l'expérience, on 

 peut calculer la quantité de chaleur absorbée dans l'unité de 

 temps par l'unité de surface, 



L'usage de cet instrument est, comme on voit, des plus 

 simples. 



Désignons par: 



n le poids d'eau écoule en un temps b, 

 (íj — ^o) Téchauffement de l'eau produít par la surface S, 



C la chaleur spécifique du liquide á — , 



K un coefficient instrumental dépendant aussi du pouvoir 

 absorbant du noir qui n'est pas absolu, 



on a visiblement, en posant — = P, — = A, 



ACP{í,~to) = Q + c, 



Q étant la quantité de chaleur absorbée par unité de temps et 

 par unité de surface, et c une correction relative aux quanti- 

 tés de chaleur que perd ou gagne-le calorimétre par suite de 

 la différence de température des parois avec celle de l'air 

 ambiant. La valeur de c, tres petite si l'instrument est bien 

 protege, est aisée á déterminer dans chaqué cas particulier. 

 II suffit pour cela, á un moment convenable, de couvrir 

 ''appareil de fagon á le mettre a l'abri des rayons solaires et 

 d'observer, dans ees nouvelles conditions, les variations de 

 température en un temps donné. 



Le grand avantage que présente l'instrument que je viens 

 de décrire est de pouvoir servir, a volonté, a déterminer les 

 quantités de chaleur solaire absorbées soit en une minute 



