— 266 — 



cidimos, de acuerdo con el Jefe del Observatorio, acometer 

 como observaciones fundamentales la fotografía de los es- 

 pectros de la capa inversora y de la corona solar, y para ello, 

 después de numerosos ensayos que se detallan en \a Memo- 

 ria preliminar antes mencionada (págs. 14 á 24), y de suce- 

 sivas adaptaciones, combinamos los dos aparatos principa- 

 les que siguen: 



1.° Un espectrógrafo de resalto objetivo formado de los 

 siguientes elementos: a) Un resalto plano de 7,5 por 5 cm. de 

 superficie rayada, de 590 líneas por milímetro, pertenecien- 



Fig. 3.— Esquema del espectrógrafo de resalto-objetivo: I, haz de rayos so- 

 lares enviado por el espejo inferior del celostato; R, resalto; O, objetivo 

 fotográfico; Cli, chasis portaplacas; M, manivela para mover el chasis; 

 T, palanca para accionar el obturador. 



te al espectrógrafo de Litrow que existe en el Observatorio 

 de Madrid, construido por Hilger, de Londres, b) Un objeti- 

 vo del mismo constructor, de 80 mm. de abertura por 

 120 cm. de distancia focal, y c) Chassis adaptados para la 

 observación, de una magnitud de 24 por 30 cm., para placas 

 de estas mismas dimensiones. 



El espectro producido por este aparato mide una longitud 

 de 185 mm. entre las rayas C y K del espectro. 



2° Un espectrógrafo de prisma y rendija compuesto de 

 los siguientes elementos: a) Un objetivo Zeiss, marca Tes- 

 sar, núm. 219.741, de 84 milímetros de abertura y 30 cm. de 

 distancia focal, destinado á proyectar la imagen del Sol so- 

 bre la rendija del aparato, b) Una rendija de 9 mm. de lon- 

 gitud, perteneciente á un espectrógrafo de Pellín que exis- 

 tía en el Observatorio y que se abría y cerraba mediante un 

 tornillo, c) Un objetivo de 40 mm. de abertura y 16 cm. de 



