— 440 — 



diante el puente de Wheatstone, modificado por Callendar, 

 empleando para el termómetro uno construido por «The 

 Cambridge Scientific Instrument C.S>, y para el níquel se 

 montó de la siguiente manera (fig. 5): 



El brazo de proporción era del tipo de 10 ohmios del 

 Reichsanstalt, construido por Otto Woolf, y el hilo A B, de 

 platino-plata, de 1 mm. de diámetro, arrollado sobre el tam- 

 bor de un puente de Kohlrausch, sistema Leeds F. Northrup. 



La resistencia R se forma con una caja también de Otto 

 Woolf, en la cual se substituyeron los tornillos de cada blo- 

 que por pocilios con mercurio, en los cuales se introdujeron 



0,1 0,1' 0,1" 0,2 0,5 1 r 2 5 10 



Fiaura 5 



unos conductores gruesos de cobre, que hacían las veces de 

 clavijas sin dar los errores variables de los contactos. 



Las determinaciones se efectuaron de la siguiente mane- 

 ra:, Primero se calentaba el bloque de cobre hasta la tempe- 

 ratura que se deseaba operar y se regulaban los reostatos 

 del circuito de calefacción para que la temperatura perma- 

 neciera constante. Una vez conseguido esto, se hacía la me- 

 dida de la temperatura, á continuación la resistencia sin 

 campo, luego la misma con campo, y nuevamente la tempe- 

 ratura. 



Estas series de medidas nos daban no solamente la curva 



Ai? 



correspondiente á , sino también la curva de variación 



