— 630 -- 



que una radiación; esto es, porque la luz era realmente mo- 

 nocromática y no una mezcla de varios colores como sucede 

 con los filtros líquidos y los vidrios (*). 



Siguiendo el camino de Kohler, el microscopista in- 

 glés E. J. Spitta construyó otro aparato, muy ingenioso por 

 cierto, para el mismo fin, en el que la descomposición de la 

 luz blanca se efectúa por medio de la combinación de un 

 prisma y de una red óptica; consiguiéndose así que la tra- 

 yectoria de los rayos de luz sea telemétrica desde el foco 

 productor al condensador del microscopio. En la obra Mi- 

 croscopy, de E. J. Spitta, página 168, pueden verse un gra- 

 bado y una descripción de este aparato. 



El autor de estas notas hubo también de idear un aparato 

 para este objeto fundado, en las ideas de Kohler; pero modi- 

 ficando la disposición general para facilitar el manejo y po- 

 der pasar fácilmente de un color á otro sin cambiar el cen- 

 trado de los elementos. En el Congreso Científico de Granada 

 de 1911 hemos presentado un trabajo sobre este aparato, 

 fotografías y planos del mismo, y algunos de los resultados 

 obtenidos fotografiando con él. Se ha publicado con el título 

 «Aparato para observación microscópica directa, dibujo y 

 microfotografía con luz monocromática». Madrid, 1912. 



RAYAS DE CADMIO Y EL MAGNESIO QUE SE UTILIZAN HOY 



El alumbrado con luz prismática puso de manifiesto uno 

 de sus mayores inconvenientes para el empleo de radiacio- 

 nes de onda corta, que es la escasez de ellas en las luces que 

 corrientemente se emplean para el alumbrado. Este inconve- 

 niente ya lo hemos señalado varias veces, y es tan serio que, 

 aun llevando las cosas al límite, empleando la luz solar di- 

 recta con todos sus inconvenientes, en cuanto se pasa de la 



(*) En la actualidad fabrica la Vidriería Científica de Jena dos 

 vidrios azules y uno verde-amarillo, que son realmente monocromá- 

 ticos y poseen muy poca absorción para sus coiores respectivos. 



