- 632 - 



del magnesio 1 = 0,448; siguió después con la de X. = 0'28 [* 

 y se fijó, por último, en la raya 17 del cadmio X = 0,275 ¡;., 

 para la cual se corrigieron los objetivos, y que es, hoy por 

 hoy, el limite á que se ha llegado en radiaciones ultra-violetas. 

 Todas estas rayas ejercen acción química muy intensa sobre 

 as placas fotográficas y las exposiciones son con ellas rela- 

 tivamente cortas. Su acción sobre las pantallas y vidrios 

 fluorescentes es también ampliamente suficiente para poder 

 enfocar las imágenes en la forma que veremos luego. 



APLICACIÓN DEL CRISTAL DE ROCA Y CUARZO FUNDIDO 



Encontradas luces á propósito, surgió la segunda dificul- 

 tad, que fué la del material de que habían de construirse los 

 elementos ópticos del sistema. Ya hemos visto que el vidrio 

 no sirve; porque absorbe tanto las radiaciones ultra-violetas, 

 que es opaco para todas las que se separan sensiblemente 

 del color violeta, y desde luego están en este caso las 

 de 0,28 [A y 0,275 [/. de longitud de onda. Se conocía de an- 

 tiguo la transparencia de cristal de roca para todas las ra- 

 diaciones hasta 1 = 0,2 u, y al cristal de roca natural se 

 apeló para construir los elementos ópticos del aparato de 

 alumbrado: colimador, colector y prismas, así como también 

 para los oculares y condensadores del microscopio; pero 

 para construir los objetivos no sirve el cristal de roca natu- 

 ral, porque sus propiedades cristalinas alteran la imagen é 

 impiden la corrección del objetivo. Fué preciso obtener blo- 

 ques de cristal de roca fundido / que de este modo perdía 

 sus propiedades cristalinas, conservando su transparencia. 

 Estos bloques de cuarzo amorfo los obtuvo en la Vidriería 

 Científica de Jena el Dr. Herskowitz, también colaborador 

 científico de la casa Zeiss y de los trabajos del Dr. Kohler. 



