- 697 — 



apoyan á su vez en un soporte con dos tornillos micromé- 

 tricos que permiten graduar con toda precisión la separación 

 de los electrodos, y por consiguiente, la longitud de la chis- 

 pa. La práctica ha enseñado que la separación más conve- 

 niente oscila entre 2 y 2,5 milímetros. Tanto el soporte del 

 exitador, como el de los dos aparatos de alumbrado, colima- 

 dor y prismas que siguen á aquél, van montados sobre un 

 patín que se adapta á un banco de óptica triangular del mo- 

 delo corriente de la casa Zeiss, y se fijan á él por medio de 

 tornillos de presión; lo cual permite moverlos á lo largo del 

 banco y graduar exactamente la distancia entre uno y otro, 

 dejándolos fijos en la posición que se quiera. Este exitador 

 está representado en la figura 4 del texto. Esta figura es una 

 proyección horizontal del aparato de alumbrado, y conviene 

 advertir que el exitador representado en ella es el primitivo 

 que construyó la casa Zeiss, que se diferencia del moderno 

 que hemos descrito, en que los electrodos van dispuestos 

 verticalmente. Los demás aparatos representados en esta 

 figura son iguales á los de las instalaciones de hoy día. Nos 

 hemos valido de la figura 4 para aprovechar los clisés del 

 catálogo de la casa Zeiss, que ha puesto á nuestra disposi- 

 ción el director de dicha casa. 



La luz que emite la chispa la recoge una lente colimado- 

 ra K t que la proyecta sobre dos prismas P u P, (figura 4), 

 que la descomponen cromáticamente. El haz que emerge del 

 último prisma pasa por una lente colectora K 2 que la con- 

 centra sobre un prisma de reflexión total P (figuras 2 y 3), 

 colocado en la base del microscopio. Todos estos elementos 

 son de cristal de roca, transparente como hemos dicho á las 

 radiaciones ultra-violetas; no siendo preciso apelar para 

 ellos al cuarzo fundido, cuyo material es muy caro, porque 

 sólo se trata de alumbrar y no de formar imágenes. El exita- 

 dor, colimador y prismas se pueden mover á lo largo del 

 banco de óptica como ya hemos descrito. En cambio, el co- 

 lector K, (figura 4) va montado en posición fija, sobre una 



