— 710 — 



midad casi absoluta, hasta tal punto, que sólo por excepción 

 se estropea una placa. El operador, sentado ante el micros- 

 copio, tiene al alcance de su mano todos los aparatos que 

 necesita mover, y estos movimientos son tan pocos y tan 

 fáciles, que en breve se llegan á ejecutar maquinalmente, á 

 modo de actos reflejos, como se ejecutan los que precisa el 

 manejo de un microscopio ordinario. La inmovilidad de la 

 luz y su intensidad siempre igual eliminan de estas instala- 

 ciones una de las dificultades mayores en las microfotogra- 

 fías con luz visible, que es la de tener que centrar y regular 

 á cada paso el foco de luz. 



Así, pues, el manejo de los aparatos, á pesar de su apa- 

 rente complicación, no es nunca un obstáculo para la repro- 

 ducción fotográfica rápida de un objeto recién preparado; y, 

 por consiguiente, la ventaja de poder operar sobre tejidos 

 orgánicos frescos, sin ninguna técnica previa, y sin dar 

 tiempo á que se alteren, subsiste íntegra en este método de 

 investigación. 



III 



Resumen de los trabajos hechos en el labora- 

 torio desde Enero de 1911 á Junio de 1912. 



MONTADO DEL APARATO 



La instalación de luz ultra-violeta del autor (lámina I, 

 figura 2) llegó al laboratorio en los primeros días de Enero 

 de 1911, y se procedió en seguida á montarla. Se eligió como 

 guía la radiación del cadmio, y = 0,275, ¡j. y se dispusieron 

 las dos mesas de modo que, estando el banco de alumbrado 

 en su posición central, dicha radiación fuese perpendicular 

 al plano diametral del microscopio. Una lámpara eléctrica 

 de incandescencia, provista de un vidrio monocromático 

 verde, puede intercalarse ó separarse rápidamente de la 



