I 
L DS. ga 
- errore di lettura o di notazione e un tempo considerevole. Ideai 
| perciò e feci ‘costruire un carrello a quattro larghe ruote due delle 
| quali, mediante ingranaggio, fanno girare un tamburo porta carta, 
_ in modo che la scala della lunghezza è ridotta a un decimo. Contro 
‘il tamburo vengono ad appoggiare, una alla volta, a scelta, tre 
pennine con inchiostri di diverso colore, solidali a una delle estre- 
mità di un ‘pantografo di cui l’altra è mantenuta contro il longherone 
dell’ aeroplano: il pantografo ingrandisce di dieci volte gli sposta- 
menti verticali. Facendo scorrere tre volte il carello sotto 1’ aero- 
plano e cambiando la pennina si hanno così tre diagrammi di cui 
uno è in certo modo la linea di fede (aeroplano scarico) le altre 
© dànno le deformazioni. Oltre il vantaggio del risparmio di molto 
tempo e di fatica si ha anche la possibilità di un più esatto apprez- 
zamento delle deformazioni, chè col solito metodo delle stadioline si 
. ha una spezzata, in corrispondenza soltanto dei nodi e dei ventri, 
|. anzichè una curva continuà. 3 
4 | Tensimetro per fili e cavi. — Sarebbe utilissimo poter far in 
3 modo che i fili e i cavi delle crociere avessero la stessa tensione, 
perchè a lungo andare i fili più tesi causano delle deformazioni 0 
per un sopracarico improvviso più facilmente cedono e si spezzano: 
sono stati ideati diversi modi, persino uno basato sulla nota musicale 
che un delimitato tratto di filo emette quando ‘è fatto vibrare, ma 
in pratica ci si affida all’apprezzamento personale dei montatori 
il che spesso implica che si hanno serie di fili e cavi molto tesi 
alternate a serie allentate, dovendo l’ insieme delle parti essere 
conforme a certi dati. Ideai perciò e feci costruire un tensimetro 
| costituito da un’armatura che porta due cilindretti fissi, a gola, 
distanti 20 cm. e nel punto di mezzo un cilindretto a gola, mobile 
a mano e a vite: questo è collegato alla molla di un dinamometro. 
È Si appoggiano i cilindretti fissi a un tratto del filo o del cavo e 
‘si produce una deformazione costante di 0.5 cm. (segnalata da ap- 
posito indice) e si legge nel dinamometro la tensione.- Una tavola 
annessa (che si usa seltanto quando i fili da confrontare sono di 
diametro diverso) dà le correzioni dovute alla diversità di diametro. 
| 
