- 52 - 



de unos 0,005 m. de diámetro, que se encuentran fácilmente 

 en el comercio, utilizando corriente continua con intensidad 

 de 12 amperios; los carbones se colocan verticalmente frente 

 al colimador del espectrógrafo, ocupando el positivo la parte 

 inferior, habiendo practicado antes en éste y en la dirección 

 de su eje una pequeña cavidad, destinada á recibir ulterior- 

 mente la materia que se quiere analizar, previamente pulver 

 rizada y seca. 



Antes de ponerla en el pequeño cráter referido, se fotogra- 

 fía el espectro del arco, que en estas condiciones salta entre 

 los electrodos de carbón casi puro; se introduce después la 

 materia y se hace de nuevo saltar el arco obteniendo otra 

 fotografía. Por último, se obtiene una tercera haciendo saltar 

 el arco entre dos electrodos de hierro. 



El tiempo de exposición varía con el grado de volatilidad 

 ó fijeza de la substancia, pero suele oscilar entre 4 y 10 se- 

 gundos. 



La cantidad de materia necesaria para los ensayos es 

 muy pequeña, y esto es otra ventaja en favor de los espec- 

 tros de arco. Así, una décima de miligramo es muy suficiente 

 á veces para obtener un buen espectro; pero en la práctica, 

 si no se trata de una materia muy rara ó muy preciosa, sue- 

 len emplearse algunos miligramos. 



Un diafragma especial colocado sobre la hendidura del 

 aparato, permite recibir los espectros referidos en la misnja 

 placa, de manera que queden inmediatamente unos sobre 

 otros, sin que se recubran mutuamente y sin que el chasis del 

 aparato cambie de posición. El primer espectro permite de- 

 terminar las rayas que proceden de los electrodos y de 

 ellas no hay que ocuparse. El espectro del hierro, que pre- 

 senta rayas numerosas en toda su extensión, y que está 

 perfectamente conocido (*), sirve para referir la posición de 



(*) Fabry et Buísson, 1097. 



