- 54 — 



hierro; sólo en caso de incertidumbre son necesarias las 

 medidas rigurosas, las cuales pueden hacerse anotando con 

 todo cuidado la posición que corresponde al soporte mó- 

 vil del aparato, cuando el retículo del anteojo coincide 

 exactamente con el centro de la raya que se desea medir, y 

 repitiendo la operación con las dos rayas del hierro más 

 próximas que encuadren la anterior. Después, por una in- 

 terpolación ó un simple gráfico, tendremos la longitud de 

 onda buscada, asimilando en el último caso la curva del 

 aparato correspondiente á esta región estrecha del espectro, 

 á una línea recta. Obtiénense así, cuatro cifras enteras (U. A.) 

 y una decimal: el error cometido nunca es mayor de dos ó 

 tres unidades de este último orden. 



Con un poco de costumbre, la evaluación directa es casi 

 tan exacta como la medida, sirviendo ésta únicamente de 

 comprobación. 



Complemento indispensable del aparato micrométrico y 

 de la operación descrita, es el empleo de unas tablas de longi- 

 tudes de onda de todas las rayas conocidas, si se quiere 

 hacer la identificación de cada una de las encontradas en el 

 espectrograma con toda exactitud; la bibliografía contiene 

 descripciones muy completas, sobre todo de espectros de 

 arco, de todos los elementos conocidos; nosotros hemos 

 utilizado con tal fin las de Tablas Exner et Haschek. 



* 



4: * 



Prescindiendo de enumerar los servicios que el método 

 descrito ha prestado en el estudio de las Tierras raras, asun- 

 to, por otra parte, ya publicado y conocido, daremos cuenta, 

 en cambio, de los que ha empezado á prestar en el estudio 

 de la Blenda. 



Se sabe desde hace tiempo que las Blendas contienen, 

 además del sulfuro de cinc, pequeñas cantidades de Cad- 



