- 177 - 



Somme des éc'arts de ees marches avec leur mo- 



yenne dt 6 s ,23 



2 . Coefficient thermique — O s ,07 



3 . Erreur moyenne de la compensation dr O s ,05 



4. Reptise de marche (périodes 1 et 11). + O s,03 



5. Écart moyen correspondant á un changement de po- 



sition ± O s .78 



Variation des marches moyennes du plat au pendu 



l^périodes 7 — ?-Í^^ - ls,00 



Variation des marches moyennes du cadran en haut 

 au cadran en bas . — 1 s ,35 



Chfonométre 24.590. 



Marche diurne moyenne . . — 1 s.,43 



Somme totale des écarts dz 1 1 s ,00 



1. Écart moyen de la marche diurne ± Os, 27 



Moyenne des marches des périodes 1, 3, 5, 7, 8, 9, 



10,11 — ls,55 



Somme des écarts de ees marches avec leur mo- 

 yenne ± 9s,61 



2 . Coefficient thermique + O s ,05 



3 Erreur moyenne de la compensation ±. O s ,40 



4 . Reprise de marche (périodes 1 et 11) -\- 1 s ,05 



5. Écart moyen correspondant á un changement de po- 



sition ± ls,20 



Variation des marches moyennes du plat au pendu 



90 



ípériodes7 - ^- + --Y — 2s, 



Variation des marches moyennes du cadran en haut 

 au cadran en bas + Os, 12 



Para comprobar si los cronómetros habían sufrido altera- 

 ción durante el transporte de Neuchátel á Madrid, y á la vez 

 para hacer un primer estudio de su marcha, les sometimos 

 durante unos días antes de empezar el trabajo á compara- 

 ciones cronográficas con el reloj magistral del Observatorio 

 de Madrid Strasser Rhode, núm. 222. 



Con este objeto, colocamos los cronómetros encerrados en 

 sus triples cajas, sobre una mesa situada en la misma sala 

 donde está emplazado el citado magistral, en forma tal, que 

 no era necesario moverlos para llevar á cabo dichas compa- 



Rbv. Aoad. de Ciencias.— VIII, — Octubre,— 1909. 12 



