- 218 ^ 



6.° Coeficiente de dilatación y su variación con la trac- 

 ción. 



7.° Variación con la tracción de la temperatura del má- 

 ximo de resistencia y de los coeficientes térmicos de esta 

 última constante. 



Un primer avance de los resultados obtenidos se ha pu- 

 blicado con anterioridad (*), y nuestro objeto hoy es publi- 

 car el detalle de los métodos puestos en práctica y la discu- 

 sión de dichos resultados. Cúmplenos declarar, antes de 

 pasar adelante, que todo el material empleado nos lo ha su- 

 ministrado la Junta para Investigaciones Científicas, sin cuyo 

 auxilio hubiéramos tenido que renunciar á nuestro proyecto. 



I.— Métodos empleados. 



Aparato tractor. — El aparato destinado á ejecutar las trac- 

 ciones sobre los hilos objeto de estudio, había de cumplir las 

 siguientes condiciones, impuestas por los múltiples proble- 

 mas señalados: 



a) Capacidad de un cambio continuo en la tracción sin 

 trepidación; 



b) Aislamiento perfecto de la muestra estudiada, para 

 medir su resistencia sin error apreciable; 



c) Posibilidad de medir las variaciones de longitud con 

 independencia de los cambios posibles en los soportes fijos; 



d) Posibilidad de alterar la temperatura de la muestra. 

 Todas ellas nos parecieron suficientemente cumplidas en 



el aparato que describimos á continuación, construido bajo 

 nuestra dirección por la casa Viuda de Aramburo, de esta 

 plaza. 



A un sólido trípode de madera (fig. 1.^) se fijó un cilindro 

 de latón de unos 80 centímetros de longitud por 15 de diá- 



(*) An. de la Soc. Esp. de Física y Química, VII, 389. 



