- 224 - 



que, despreciando los términos de orden superior al tercero, 

 se convierte en 



2 16 2 D 16 D3' 



llamando A la lectura en la escala y D la distancia del es- 

 pejo á esta última. 



La distancia p es una de las constantes del aparato, y fué 

 determinada con la máquina de dividir, llevando el hilo del 

 microscopio á coincidir sucesivamente con las dos generatri- 

 ces del eje, situadas sobre el plano diametral que pasa por la 

 punta de hierro, y sobre esta misma punta. Suponiendo que 

 el eje geométrico de giro equidista de aquellas generatrices, 

 hallamos para 



p = 2,031 2 cm.; 



de suerte que 



A A3 



x= 1,0156-=- -0,3808^ — 



D Z)3 



D cambia de una muestra á otra, y se determinó en cada 

 caso con una aproximación de 0,1 centímetros; pero su valor 

 fué siempre del orden de 150 centímetros. 



La aproximación con que puede determinarse A puede 

 calcularse en 0,02 centímetros, error que corresponde á 

 1 . 10"^ centímetros para x, ó sea una milésima de milímetro. 



La disposición del aparato que hemos descrito, permite 

 mantener el hilo en un baño de un líquido aislador, cuya tem- 

 peratura puede variarse á voluntad, realizando de esta suerte 

 la última de las condiciones arriba exigidas. El líquido ele- 

 gido fué un aceite de petróleo de muy alto punto de ebulli- 

 ción, manteniéndole en agitación permanente con el auxilio 

 de la turbina A, y el calentamiento se obtiene por una bobi- 

 na, no representada en la figura, que se aloja á lo largo de 



