- 228 — 



Ahora bien; comparando estas últimas diferencias con las 

 que corresponden á la fórmula de Callendar, se comprueba 

 inmediatamente que esta última es perfectamente aplicable, 

 y con ella construimos la tabla que nos ha servido para la 

 medida de las temperaturas del baño. 



Medida de las resistencias. — El método utilizado para la 

 medida de las resistencias de los hilos objeto de estudio 

 fué el del puente de Thomson, realizado en la siguiente 

 forma: 



La barra superior á que se halla soldado el hilo h h (Fi- 

 gura 1), termina por una T que se sumerge en un pocilio 

 circular de cobre lleno de mercurio M M, donde termina uno 

 de los polos de la pila. Á la barra inferior a' se atornilla otra 

 a", envuelta por un tubo de latón, por el cual puede pasar 

 una corriente de agua fría, procedente del depósito L, y que 

 derrama en ¿2 5 esta barra termina en un pocilio con mercu- 

 rio q que comunica con otro q'. Cerca de este último existe 

 otro par de pocilios q" y q'", también ligados entre sí, de 

 los cuales el último aloja un terminal de la resistencia de 

 comparación R, cuyo otro terminal comunica con el segundo 

 polo de la pila, mientras que el q", junto con el q', sirven 

 para colocar la barra m que ha de ser retirada ó reinte- 

 grada á su lugar en las operaciones necesarias para lo- 

 grar el equilibrio del puente: esta operación se ejecuta 

 desde distancia por una cinta de seda no representada en 

 la figura. 



La resistencia de comparación R está construida con el 

 mismo hilo que las muestras estudiadas, según las reglas 

 del Reichsantald de Berlín. Su valor le determinamos por 

 el métod o de sustitución en un puente de Wheatstone, 

 comparándole con un tipo de Otto Wolf de Berlín, obte- 

 niendo para resultado medio de varias determinaciones, 

 hechas en condiciones diferentes, 



i?i7 = 1,06523o. 



