— 229 — 



Terminado este trabajo y repetida la determinación me- 

 diante un puente Carey-Foster modificado, hallamos 



/?^^ = 1,065632, 



de forma que su valor había cambiado 4.10"^ ohmios en 

 los ocho meses transcurridos. La variación con la tempera- 

 tura de esta resistencia, la estudiamos entre 14° y 40° con el 

 mismo puente de Callendar-Griffths que nos sirvió para el 

 termómetro de resistencia de platino, ya descrito: dos series 

 de ocho y diez puntos, respectivamente, nos dieron para la 

 variación térmica por unidad 



[1 + 0,0^26 (í-25) — 0A3 (^25)2] 

 [1 + 0,0^28 (f-25)- 0,065 {t-25y] 



con errores que no excedieron de dos unidades del quinto 

 orden decimal. Como los pesos de ambas series son iguales, 

 hemos adoptado en definitiva para R la ecuación 



Rt = 1,06549 [1 + 0,0^27 (í-25) - 0,0^4 {t-25yi 



Las derivaciones interiores y exteriores en el puente de 

 Thomson las formamos con resistencias iguales, del orden 

 de los 10 y 100 ohmios, respectivamente. Cada par están 

 arrolladas en un mismo cilindro, siguiéndose también en su 

 construcción las prescripciones del Reichsantald; y lo mismo 

 el punto común á ambas, que constituyen uno de los vérti- 

 ces del galvanómetro, que las dos extremidades libres, están 

 soldadas á gruesos alambres de cobre, que sirven para esta- 

 blecer las comunicaciones mediante pocilios de mei curio. 

 Los valores de estas resistencias se determinaron, antes de 

 la ejecución de este trabajo, por el método de sustitución en 

 el puente de Callendar-Griffths, comparándolas á tipos O. W. 

 de 10 y 100 ohmios, y posteriormente en el Carey Foster que 

 ya hemos citado. 



Rev. Acad. db Ciencias. — VIII.— Noviembre. - 1909. 16 



