— 235 - 



nales se alojaban en 1 y 4, y de 12^ cuando lo estaban 

 en 2 y 3. 



Tal es el método seguido cuando operábamos á la tempe- 

 ratura ambiente. Pero según ya advertimos, nuestro objeto 

 era estudiar el cambio de la rigidez con la temperatura, para 

 la cual el vapor desarrollado en el matraz Q y conducido por 

 el tubo a, circula por el espacio C entre las dos paredes del 

 cilindro, saliendo por el tubo b para condensarse en el baño 

 de agua /?. Una envoltura de amianto A proteje el aparato 

 del enfriamiento por radiación, y un sifón con llave que liga 

 directamente al matraz Q con el frasco R, juntamente con 

 una pinza de Meyer colocada en el tubo b, consienten regular 

 la corriente de vapor, para obtener una temperatura arbitraria 

 entre la ambiente y 90^. 



La temperatura media del hilo se determinó con el auxilio 

 de cuatro pares constantan-cobre en serie, cuyas soldaduras 

 calientes, distribuidas á lo largo del hilo, se situaban muy 

 próximas á la región por él ocupada, mientras las frías se 

 colocaron muy próximas entre sí, y al depósito de un termó- 

 metro Bandín, en un baño de petróleo B: estos pares atra- 

 viesan la cubierta por tapones de ebonita. 



La fuerza electromotriz se midió por un microvoltímetro 

 Paul Roberts, cuya última división corresponde á 0,0001 de 

 voltio, y su ecuación, obtenida por comparación con el 

 termómetro Baudin que nos sirvió en la graduación del 

 termómetro de resistencia de platino, era, para el inter- 

 valo 100«— 18», 



Et = 0,00635 + 163,7 . 10-« (f — 60o) + 

 + 0,418 . 10-*^ {t - 60)2, 



de donde 



V 



/_60 = -196-f \/ 38400 ^' ^'^^^^^ 



0,418 . 10-6 



