- 239 — 



Cambridge Se. Inst.», al cual agregamos dos correderas 

 análogas á las empleadas en los calibres Columbas, con el 

 fin de poder apreciar la fracción de milímetro. El diámetro, 

 necesario para calcular n, le medimos siempre después del 

 estudio completo del hilo, por ser conveniente dividirle en 

 pequeños trozos para este fin. 



2.° Soldado á las jbarras de cobre a y a', le sometimos á 

 una tracción comparable á la media de aquéllas que había 

 de soportar, midiendo su longitud en la misma forma que 

 acabamos de indicar. Una vez ejecutada esta operación, ter- 

 minamos el montaje en el aparato de tracción, manteniéndo- 

 se durante veinticuatro horas sometido á una acción mecá- 

 nica-de este género, superior al límite máximo de las que 

 había de sufrir en la operación siguiente. 



3." Estudio de un ciclo de tracción entre O y 21 • 10^ di- 

 nas por centímetro cuadrado. En éste, como en los demás 

 ciclos que luego refei iremos, se han hecho simultáneamente 

 las determinaciones de resistencia y alargamiento, tomando 

 diez puntos equidistantes para las tracciones crecientes, y 

 otros tantos para las decrecientes. A pesar de la lentitud con 

 que la carga cambiaba, esperamos siempre unos minutos 

 después de que el agua alcanzaba el nivel apetecido, antes 

 de efectuar las medidas. Estas, en cada uno de los puntos, 

 se ejecutaron por el orden siguiente : 



a) Colocado el conmutador C en la posición que corres- 

 ponde al termómetro de platino, medimos la temperatura 

 del baño ; 



b) Vuelto el conmutador C á la otra posición, en que se 

 le representa en la figura 4.^ buscamos el equilibrio del puen- 

 te de Lord Kelvin, que describimos arriba; 



c) inmediatamente rectifícamos la temperatura del baño, 

 repitiendo las anteriores operaciones siempre que notábamos 

 diferencias, entre esta temperatura y la primera, superiores 

 áO°,l; 



d) Determinación d^l alargamiento; y 



