— 218 — 



il quale valore di a altro non è che il coefficiente medio di tem- 

 peratura fra ij e f,. 



Dunque conoscendosi le temperature t l e t 2 del magnete in 

 due tempi successivi, e le relative deviazioni o) l ed co 2 prodotte 

 sul magnetino sospeso (mantenendo il magnete da studiarsi a di- 

 stanza costante D da questo) è possibile calcolare il coefficiente 

 medio di temperatura di esso fra t x e t 2 . 



In questo lavoro ci proponiamo di designare il grado di pre- 

 cisione che si esige in t x ,t % , w i ed o> 2 per ottenere a con una 

 data approssimazione, e ci proponiamo di verificare a quali condi- 

 zioni deve soddisfare il magnetometro dei seni per fornire i valori 

 di Wj e di co 2 colla voluta precisione. 



Nella pratica la massima precisione che si esige in a è 

 dr 0,00002 e noi partiremo da questa per dedurre l'approssima- 

 zione che dev' essere raggiunta nelle quantità, che servono per 

 calcolarlo. 



10. Riprendiamo la (9) e da essa deduciamo: 



•fr* = ± ^l^ Kh-ti) (io) 



cos co 2 



da = ± , . . s 3 w 



sen Wj ( t 9 — * x ) v ^ • 



sen w, cote; co. 



2a = ± » & \ 9 u, 



sen Wj (£ 2 — ^ ) 



e poiché o) i è sempre di pochissimo diverso da co 2 , cosi indicando 

 con co il valore comune che si può attribuire ad w l e ad co 2 



cote; co ,_ v 



3a = ± (^T) 8w (11) 



Da quest'ultima relazione deduciamo che quando 

 (< 2 — i x ) = 15° co = 18° 

 per ottenere $.c = db 0,00002 basta avere in co 1' approssimazione 



