— 225 — 



l' asta quantunque in comunicazione calorifica coli' acqua che serve 

 a scaldare il magnete da studiarsi, arriverà a subire una varia- 

 zione di temperatura che possa accostarsi a 20°. 



Se l'asta invece fosse di ottone, basterebbe che subisse una 

 variazione di temperatura di 10° circa perchè il risultato di a fosse 

 già sensibilmente influenzato da una tale variazione. 



13. Per trovare quale influenza ha una variazione di H sul ri- 

 sultato del coefficiente di temperatura di un magnete determinato 

 con questo metodo, supponiamo che da una osservazione all' altra 

 H varii di AH, quantità che può essere positiva o negativa se- 

 condo i casi, 



Per la prima misura avremo adunque la relazione 



2M t r 1 i 



senw x = j^ 1^1 + -^(2L 3 — 3Z/ 3 ) J 



e per la seconda 



2M t (l-a(t 2 -t 1 ) r x , 



sen ^ = ~ i*(H+ AH) L 1 + 5* (2 L * ~ 3L ' s) J • 



Quindi 



sen o) g 1 — a ( t 2 — t x ) 

 sen co. AH 



ossia 



/ A #\ 



sen tOj — sen co 2 1 1 -f- -==- 1 



a= 



i.% — ^i ) sen w i 



La differenza Aa fra il valore di a trovato in questo caso 

 e quello che si sarebbe trovato, quando H non avesse subito va- 

 riazioni è espressa da 



sen co. — sen co, ( 1 + 

 sen cOj — sen co 2 l 2 \ H 



ih — O sen co. 



Y * (* s — * 1 )senw 1 



<>en co 2 AH 



sen tOj H ( t t — t x ) 15 



